7 239 



Schriller har amenrlt samme Meüiodc lil lîengningen af sine Correctioner, kan ikke sees 

 af hans Afhandling; det er muligl, al han har benyttet en rigtigere VIetliode, thi hans 

 Correctioner ere belydehgt større end Correctionerne i den nævnte Afhandling af Wüllner. 

 Schüllers. Correctioner beløbe sig i de fleste Forsøg til omtrent 5 Procent, i eet Forsøg 

 endogsaa til 12 Procent; men det er altid betænkeligt, naar Correctionerne blive saa store, 

 navnligt naar Grundlaget for deres Beregning ikke er ganske sikkert. 



Skjondt jeg ikke tvivler om, at Schüllers Forsøg ere meget omhyggeligt udførte, 

 kan man dog paa Grund af Methodens Unøiaglighed ikke vente stor Nøiagtighed i Resul- 

 taterne. Jeg vil senere komme tilbage til dette Punct. ^ 



A. Beskrivelse af den caloiimetiiske Methode. 



Da jeg for omtrent 2 Aar siden besluttede at udføre den foreliggende Række under- 

 søgelser, underkastede jeg de sædvanlige Methoder en nøiagtig Prøvelse; da de alle viste 

 temmelig stor Usikkerhed, bestemte jeg mig for den noget besværlige, men nøiagtige Me- 

 thode, at bestemme Opløsningernes N'armefylde ved at opvarme dem med en bekjendt 

 Varmekilde. Jeg valgte hertil Forbrændingen af Brint. 



Min Fremgang smaa de er den, at den Vædske, der skal undersøges , opvarmes i et 

 Calorimeter, der rummer omtrent 1000 Gubikcentimetre , ved den Varmemængde, der ud- 

 vikles ved Forbrændingen af et bestemt Rumfang Brint. Forsøgene indretledes saaledes, 

 at Vædskens Varmegrad steg omtrent 3 (irader, saaat Forskjellen mellem Luftens og Væd- 

 skens Varmegrad kun kunde beløbe sig til l,°ô; endvidere skete Forbrændingen under 

 fuldkomment constant Tryk , saaat Temperaturstigningen var fuldkomment proportional med 

 Tiden. Fordelen ved denne Methode ligger i, al man kun har at gjøre med Varmegrader, 

 der ligge meget nær ved Luftens, hvorved dennes Indflydelse allerede iforveien bliver 

 meget ringe; og at denne Indflydelse endvidere udjævner sig selv, fordi Opvarmingen fore- 

 gaaer fuldkomment proportional med Tiden; endvidere, at Resultatet udtrykker Varmefylden 

 indenfor meget snævre Temperaturgrændser (3 Grader), medens disse Grændser ved de sæd- 

 vanlige Melhoder afvige 40 — öO Grader fra hinanden. 



Det temmelig complicerede Apparat, der benyttedes til denne Undersøgelse, er 

 fremstillet paa vedføiede Tavle. 



AC er Brintudviklingsapparatet, D er Renseapparatet for Brinten, Æ Regulatoren for 

 Trykket, HJ Gasometret, K Calorimetrel, MN et Apparat, der leverer Ilten til Forbræn- 

 dingen, og O den elektromagnetiske Maskine, der frembringer Bevægelsen i de calorime- 

 triske Vædsker. Jeg skal nu nærmere beskrive de enkelte Dele. 



Den trehalsede Flaske C, der indeholder omtrent 5 Pund Zink, er ved Hjælp af to 

 Ror sal i Forbindelse med Flasken A, der indeholder temmelig stærk Saltsyre. Gjennem 



