11 243 



Ilten og Brinten træde fra neden ind i Calorinietret; det Apparat, som hertil an- 

 vendes, er et 10 Centimetre langt Glasror, som foroven og forneden er lukket med Kaut- 

 schukproper; disse have lo Ojennemboringer, hvorigjennem der gaaer lo ganske tynde Glas- 

 rør af c. 2 Millimetres Aabning. Det ene af disse Glasrør staaer i Forbindelse med Brint- 

 apparatet, det andet med Iltapparatet: det forste har ved sin øverste Ende indsmeltet el 

 tyndt Platinrør af omtrent I Centimeters Længde og I Millimeters Aabning, der naaer om- 

 trent o Millimetre længere op i Forbrændingskamret end Iltrøret; dette Platinrør veier kun 

 2 Decigram. Den øverste Kautschukprop, af hvilken de lo Rør træde ud, er sphærisk af- 

 slebet, saaat den med et let Tryk kan bringes (il at hikke for den nederste Aabning i For- 

 brændingskamret. 



Brinten træder ind i Calorinietret efter at være mættet med Vanddamp; Ilten deri- 

 mod, der strømmer gjennem Kalirøret L, træder ind i tor Tilstand. 



Forsøgene anstilles paa folgende Maade: Beholderen J fyldes med Brint pna den 

 ovenangivne Maade, og Uanerne 7, 9 og II, der vare aabnede for Fyldningens Skyld, lukkes 

 atter. I Calorimetrets Beholder afveies den Vædske, der skal undersøges, en Vægt, der 

 omtrent svarer til 900 Cubikcenlimetre. Beholderen stilles paa sin Plads i Calorinietret, 

 Røreapparatel sættes ind, Laaget lægges paa, og Thermometret stikkes ind. Derefter sættes 

 den elektromagnetiske .Maskine o i Bevægelse, og Røret x med Luftledningerne sættes ind 

 i Calorimetrets nederste Aabning. Man aabner Hanen 14 og lader Ilten trænge ind i For- 

 brændingsrummet og fordrive den atmosphæriske Luft. Vædskens Varmegrad aflæses nu 

 med Kikkert ved Hjælp af et Kathelometer, der er opstillet i en Afstand af 2 Melre. Man 

 aabner Elanen 12; der viser sig da paa Vandmanometret et Tryk af c. 40 Centimetre. 

 Derpaa tager man Røret x ud af Calorimelrel, aabner lidt for Hanen 13, antænder den 

 udstrømmende Brint og iagttager Manometret p. Saasnart Trykket er faldet til 1 Centi- 

 meter, fører man Røret x med Brintflammen, der nu brænder yderst svagt, ind i Calori- 

 melrel, idet man samtidigt aabner Hanen 10. Endeligt aabner man beeil for Uanen 13, og 

 Brintens Forbrænding gaaer nu for sig med den regulerede Hastighed. .Man indretter sig 

 saaledes, at Flammen bringes ind i Calorimelrel \ Minut efter, at man har aflæst Thermo- 

 metret. Omtrent 4J Minuter senere, altid nøiagligt efter samme Tids Forløb, staaer Vandet 

 i Beholderen J ved Mærket i Røret g, man lukker da Hanerne 12 og 14, og | Minut 

 .senere aflæses Thermometret; Forsøget er da tilende. Man fylder nu paany Beholderen / 

 med Brint paa den oven angivne Maade, lager Røret x ud af Calorimelrel, aabner dette, 

 hælder Vædsken ud af Beholderen og afveier derefter en ny Portion Vædske for al gjore el 

 nyt Forsøg paa samme Maade som før. 



Apparatet arbeider saaledes continuerligt, idet Beholderen J fylder sig med Brint, 

 medens Calorimetrets Dele lages fra hinanden og paany samles. Skjøndt det hele Apparat 



31' 



