244 12 



er temmelig compliceret, ere dog dets enkelte Dele saa hensigtsmæssigt indrettede, at jeg 

 har kunnet udføre alle iManipulationer uden fremmed Hjælp. 



Methodens Nøiagtighed afhænger af Fnlgende. Rumfanget af den anvendte Brint 

 maa afmaales nøiagtigt; Apparatet er nu indrettet saiiledes, at Afiiianlingen skeer med en 

 Nøiagtighed, der er større end \ Promille; vare nu Varmegrad og Lufttryk stedse de 

 samme, vilde Forbrændingen allid udvikle samme Varmemængde; men dette er ikke Til- 

 fældet, og derfor bestemtes i en større Række Forsøg Viirmeudviklingen ved forskjellige 

 Lufttryk og ved Varmegraderne i Nærheden af 18° C. De snaledes vundne Værdier vise, 

 naar de beregnes for samme Lufttryk og Varmegrad, Afvigelser fra Middeltallet, der ikke 

 overstige 2 Promille; delte er altsaa den høiere Grændse for Feilen. Luftvarmens Ind- 

 flydelse vil, som allerede ovenfor udviklet, udjævne sig selv fuldstændigt, naar Vædskens 

 Varmegrad ved Forsøgets Begyndelse er saameget under Luftens Varmegrad som det Halve 

 af Varmesligningen , Noget der let lader sig opnaae. Kndvidere afhænger Resultaternes 

 Nøiagtighed af Beskaffenheden af det Rør, .ved hvis Munding Brinten brænder. I mit Ap- 

 parat er dette Rør, som ovenfor omtalt, af ganske tyndt Glas med et meget tyndt ind- 

 sniellet Plalinror af kun 0,2 Grams Vægt. Derved opnaaer man, at der ikke afledes Varme 

 gjennem Forbrændingsøret og at dette ved Forsøgets Slutning næsten øieblikkeligt afkjøles, 

 saaat Calorimetrels Varmegrad efter nogle Secunders Forløb ikke mere forandres. Anven- 

 delsen af en Melalbrænder, som den Favre & Silbermann have benyttet i deres Forsøg over 

 Brintens Forbranding, er forkastelig, da en saadan opvarmes stærkt og kun langsomt atter 

 afgiver Varmen. 



Bestemmelsen af den normale Varmeudvikling og Beregningen af Forsøgene skeer 

 paa følgende Maade. Caloriraetret fyldes med 900 Gram Vand, og Forsøget udfores paa 

 den oven angivne Maade. Er Calorimetrels caloriske Æqvlvalent = a, de iagttagne Varme- 

 grader <i og <2) da er den udviklede Varmemængde: 



C = (900 -f- a] {t,—t^) (I) 



Er nu Lufttrykket under Forsøget B, Brintens Varmegrad T, Vanddampens Spænding ved 

 denne Varmegrad b, ved 18° derimod ß, kan man beregne den Varmeudvikling, som vilde 

 indtræde ved normalt Lufttryk, 760""", og den for Forsøgene normale Varmegrad 18° C 

 Betegnes den normale Varmeudvikling ved C, da har man 



J^aT 760-/9 



I +«.18 B-Ù ' ' 



Ved et større Antal overeensstemmende Forsøg er C bestemt med den fornødne Nøi- 

 agtighed. 



Naar nu 6" er bestemt, beregner man Varmefylden for Vædskerne i Forsøgene paa 

 følgende Maade. T. B, b, ß, C og C, belegne de samme Størrelser som ovenfor, og 

 saaledes er den i Forsøget udviklede Varmemængde givet ved Hjælp af Formel (2), nemlig: 



