216 



til vilde udfordres tvende Observateurer formedelst Spiritusens Evapara- 

 tion, overbeviste mig 1 om, at det ei kunde anvendes. Problemet jeg: 

 havde at löse, var : med et lidet Instrument at tilveiebringe en stor Scala, 

 og at loin en Observateur gjordes nödvendig. Slsjöndt jeg var enig med 

 mig selv, i Henseende til det der angik Theorien af Clinometret, saa fandt 

 jeg i Practiken mange Vanskeligheder, saa at jeg saae mig nödsaget til, 

 at lade forfærdige ialt 20 forskjellige Instrumenter, forinden det lykkedes 

 mig. At opregne alle disse Vanskeligheder, vilde være at trætte det 

 ærede Selskabs Taalmodighed; jeg skal derfor ligefrem gaae over til at 

 beskrive Instrumentet. 



Clinometret bestaaer af tvende opstaaende korte Cylindre af Glas, 

 (see medfölgende Tegning) halv fyldte med Qviksölv og forenede med hin- 

 anden forneden ved et Haar-Rör af 2 Fods Længde. Fra disse Cylin- 

 dres överste Deel gaae tvende andre Haar-Rör indefter, hvilke ere 

 paralelle med Haar -Roret forneden. Disse staae atter i Forbindelse 

 med tvende opstaaende Rör der staae ind mod Midten og som have en 

 Höide af 12 Tommer. Bag disse opstaaende Rör ere tvende Scalaer 

 inddeelte i 120 Dele hver svarende til 1 Minut i Inclination eller Styrla- 

 stigheds- Vinkel. Ovenpaa Qviksölvet fyldes med Spiritus, indtil dette 

 naaer paa Midten af de inddeelte Scalaer. Naar Instrumentet inclineres, 

 vil Spiritusen i de opstaaende smalle Rör stige i det ene og falde i det 

 andet saa mange Gange mere end Qviksölvet i Cylinderne som Cylin- 

 dernes horizontal Section er större end Rorenes. Herved erholdes den 

 store Scala som Clinometret har, paa hvilken man med Nöiagtighed kan 

 aflæse en Vinkel af ^ Minut. Vinkelen, som Clinometret viser, erfares 

 ved at aflæse det Antal Minutter, der udgjör Forskjellen mellem Hol- 

 derne af begge Spiritus-Colonnerne. Propperne, i de opstaaende Rör, 

 isættes for at formindske Evaparationen af Spiritussen, naar man ei 

 observerer. 



