Der Sternhanfen h Persei. 



2. 



Die Wahl eines geeigneten Vergleichsternes oder Nullpunktes wurde 

 mir nicht schwer. Es befindet sich nämlich innerhalb des Sternhaufens, dem 

 Schwerpunkte etwas folgend, ein Doppelstern, aus 2 Sternen i)"' Grösse von 

 13 Secunden Distanz bestehend, der für meine Zwecke besonders geeignet 

 schien. Die Vergleichung mit einem einfachen Sterne wird bei kleinen Di- 

 stanzen schwierig und besonders ermüdend: die Einstellung der Distanz er- 

 fordert grosse Hin- und Herbewegnng in Position, Ijesonders bei schwachen 

 Sternen; ausserdem kann man, wenn man nicht die Drehung beider Schrau- 

 ben zu Hülfe nehmen will, nicht gleichzeitig Positionswinkel und Distanz 

 ablesen. Beim Einstellen des Objekts in die Mitte eines Doppelsternes fallen 

 diese Unbequemlichkeiten weg und die Beobachtung geht doppelt so schnell 

 von Statten, insofern beide Coordinaten gleichzeitig Ijeobiichtet und abgelesen 

 werden. Der Mittelpunkt des von mir benutzen Doppelsternes (d) hat fol- 

 geiule Gerade Aufsteigung und Abweichung 



2" 9' 1'.' 33 + 56" 27' 20'.' 7 Mittl. Aequinoctium 1 8,35.0. 

 Wie dieselbe gefunden ist, werde ich später anführen. Die vollständig be- 

 stimmten Sterne sind meist (> mal beobachtet worden, 3 mal Axe folgend, 

 oder im Herbste, und 3 mal Axe vorausgehend, in den Wintermonaten. Eine 

 Beobachtung besteht aus 4 Einstellungen, nämlich Axe /. Schraube I bei 

 60.25 und 00.75, mit den je 2 zugehörigen Einstellungen der Messungs- 

 schraube H; dagegen Axe v Schraube I bei 60.00 und 60.50. Die kleinen 

 periodischen Ungleichheiten müssen sich so vollständig eliminiren. Eine grös- 

 sere Anzahl der Einstellungen an einem Abend schien mir nicht nothwendig, 

 da es jedenfalls besser ist, eine einmal vorgesetzte Menge von Beobachtun- 

 gen auf möglichst viele Abende zu vertheilen. Bei der Berechnung der Cor- 

 rectionen, die von den Fehlern der Aufstellung, von der Réfraction, Aberra- 

 tion und der Réduction auf das Mittl. Aequinoctium 1855 herrühren, wurden 

 A-erschiedene Hülfstafeln angewandt, welche die sonst umständliche Rechnung 

 bedeutend abkürzen und zugleich sicherer machen. Für die Positionswinkel 

 finden sich gewisse Glieder, die , bei der geringen Ausdehnung des Sternhau- 

 fens, nui- vom Stundenwinkel abhängig sind, nämlich nach Bkssels Bezeich- 

 nung: 



(/, See d — i' Uj à) + [i (Sin 9 cos d — cos 9? Sin ö cos /) 

 insofern (, ï und ;« als unveränderlich angesehen werden kann. Hiemit Hess 

 sich das zweite Glied der Refraction vereinigen: 



