142 



i höie Glasklokker ved Maaling, ere udsatle for mange næsten uovervindelige Vanskelig-- 

 heder, bragte mig til at overveie, om det ikke vilde være muligt næsten ganske at und- 

 være al Maaling, og derimod kun ved Vægt at bestemme Kulsyremængden i en bestemt 

 given Mængde Luft. Delte troer jeg at have opnaaet ved folgende Forandring i mit 

 Apparat. Istedetfor de sex Pröverör, som tidligere anbragtes i selve Respirationskassen, 

 benyttedes 4 Glasballoner, hver omtrent paa 300 Cubiktommers Rumfang. Disse Klokker 

 ere forsynede med Haner, som ere indrettede saaledes, at der igjennem et Tilgydningsrör 

 draabeviis kan flyde Olie ned i Ballonen, medens den i samme værende Luft gaaer ud af 

 en Sideaabuing, som ligeledes er forsynet med en Hane. Ligeledes er der i hver Ballon 

 anbragt et Thermometer med saa store Grader, at man let udvendig fra kan læse Dele af 

 Grader. Disse Balloner benyttes paa folgende Maade. Luften udpompes saavidt muligt, 

 og den tilbageblevne Lufts Mængde bestemmes efter Luflpompens Barometer og det i 

 Ballonen værende Thermometer. Tre af Ballonerne anbringes i Forbindelse med Blyror, 

 som ere indsatte lufttætte i Respirationskassen saaledes, at et munder ind foroven, et for- 

 neden og et i Midlen. Den fjerde Ballon tjener kun til at bestemme, hvor meget Kulsyre 

 der findes i Luften udenfor Kassen, naar Forsöget begynder. Forsögets Begyndelse regnes 

 fra det Öieblik, Personen træder ind i Kassen, og Düren er tillukket. Da Skruernes An- 

 bringelse sjeldent varer over U til 2 Minuter, og Aspiratoren, som er forbunden med 

 Respirationskassen, strax aabnes, saa kan ingen Kulsyre herved tabes. Naar Forsöget 

 sluttes, aabnes Hanerne paa alle tre Balloner samtidigt, og da Hanernes Aabning er meget 

 stor, striimmer Luften ind i mindre end et halvt Minut. 



For al bestemme Kulsyrens Mængde i hver Ballon, drives den i samme værende 

 Luftmasse meget langsomt forst gjennem et med Asbest og Svovelsyre forsynet [UJ formigt 

 Ror til at optage al Fugtighed og derpaa gjennem et Liebigs Kaliapparat, et U-formigt 

 Ror med Asbest og Kali, og derefter gjennem to Ror med Asbest og Svovelsyre. Det 

 lörste af de sidstnævnte Ror tjener til at optage den fra Kaliapparaterne medrevne Vand- 

 mængde, og det sidste kun til en Control, thi dets Va'gt maa -ikke betydeligt forandres, 

 naar Forsöget er anstillet tilbörligt. Som en Folge af, at Luften i Ballonen kun indeholder 

 en forholdsviis ringe Mængde Kulsyre, er det aldeles nödvendigt at sorge for en tilstræk- 

 kelig langsom Gjcnncmslrömning i Kalirörenc. Sædvanlig hengik hertil mellem 36 til 48 

 Timer uafbrudt for hver Ballon. At man kan slille flere Balloner ved Siden af hverandre, 

 er en Selvfolge. Ved at anvende Tilgydningsrör med store Tragter er det muligt at sorge 

 for en stadig Gang af Oliens Nedflyden, uden at man stedse behover at være nærværende. 

 Hver enkelt Ballons Rumfang blev bestemt ved at veie, hvor meget Olie den rum.- 

 mede ved en bestemt Varmegrad. Efter saaledes at have fjernet Anledningen til de Feil, 

 som kunde opstaae ved urigtige Maalinger af Luflpröverne ved hvert enkelt Forsög, stod 

 endnu tilbage al skalle Oplysning: 



