107] 



LUFTVÄXLINGEN I MARKEN 



181 



ningsförbållandena, som möjliggör utförandet av kolsyre- och syreab- 

 sorptionen i samma rör i vilket avläsningarna ske utan att mätkapillären 

 nedsmutsas av reagenserna. En ingående beskrivning är här så mycket 

 mindre på sin plats som en uttömmande redogörelse för både konstruktionen 

 och handhavandet av apparaten finnes i de citerade uppsatsernaav KROGH. 



KROGHS apparat har för det avsedda ändamålet tre givna fördelar. 

 För det första medger den analys av mycket små gasmängder (några 

 mm 3 ). För det andra är den liten och lättransportabel, och de tillbe- 

 hör som krävas för uppsugning och förvaring av gasproven bli också 

 små därför att så små gasmängder behövas för analysen. Vidare är 

 apparaten ej komplicerad och kommer ej så lätt som en vanlig gasana- 

 lysapparat i olag. Analyserna gå relativt fort. Med hänsyn därtill, att 

 man städse bör göra dubbelbestämningar, är apparaten visserligen knap- 

 past tidsbesparande i jämförelse med en mindre HALDANE-LlLjESTRAND- 

 apparat. KROGH uppger, att en enkelanalys tar 5 minuter. Själv har 

 jag ej kommit ned längre än till ungefär dubbla denna tid, detta vid 

 arbete i sträck inomhus. Däri är dock inräknat den tid som kräves för 

 införandet av provet, ombyte av recipient (se nedan) o. s. v. Vid ut- 

 förandet av analyserna ute på marken måste till den tid, som själva ana- 

 lysen tar, läggas en oberäknelig tid för diverse andra manipulationer. 



Fördelarna med KROGHS apparat måste å andra sidan köpas med en 

 del olägenheter. Noggrannheten av analyserna är ej stor. Storleken 

 av de tillfälliga felen uppges av KROGH (1920 p. 185) under förutsätt- 

 ning av noggrant arbete och absolut ren kapillär till + 0,1% för syre, 

 + 0,2 % för kolsyra, allt i % av totalvolymen. En serie bestämningar 

 av atmosfärisk luft (inomhus) gav mig liknande siffror: 



Tab. XI. Analyser av atmosfärisk luft. 



Tab. XI. Analysen von atmosphärischer Luft. 



Experimentalfältet 2. X cch 4. X 1920. 



Härur följande standardavvikelser samt medeltal med medelfel, allt i volymprocent av 

 totalvolymen : 



Daraus folgende Standardabweichungen und Mittel mit mittlerem Fehler; allés in Volu- 

 menprozenten des Totalvolumens : 



¥or \ CO, : a = 0,05; M = 0,02 + 0,02. 



Fur / - - 



OT \ Oj, : a = 0,08; M = 20,94 + 0,03. 



lir ) 



