[109] LUFTVÄXLINGEN I MARKEN 183 



tidsförlust. De ioo första proven analyserades ute på den fläck där de 

 togos, med hela apparaturen stående på marken. Under sådana om- 

 ständigheter händer det lätt, att man darrar något på handen i ett olämp- 

 ligt ögonblick, så att kalilut eller pyrogallol kommer in i kapillären. 

 Analysen är då förlorad, men ej nog därmed, kapillären är även odug- 

 lig för vidare användning innan den grundligt rengjorts. Kromsvavel- 

 syra måste därför alltid finnas till hands och rengöringen av kapillären 

 utan tillgång till laboratorium med vattensug är ändå rätt besvärlig. 

 Som sug användes den lilla kvicksilvergasometer, som tjänade till upp- 

 sugning av luftproven och som alltså dess bättre alltid fanns till hands. 

 Förutom av reagensen kan kapillären smutsas ned av små humus- och 

 andra partiklar som komma med vattnet ur jorden. Ej heller denna 

 vätska tillätes visserligen komma längre in i kapillären än omkring i 

 mm, men det tycks som små partiklar kapillärt kunde sugas in i röret 

 och sedan nästa gång skjutsas uppåt med luftblåsan. 



Mikroanalysapparaten är alltså rätt kinkig vid användningen, och det 

 värsta är att man så lätt kan göra ett fel som man på grund av kapil- 

 lärens ringa diameter (0,25 mm) ej upptäcker. Man måste därför alltid 

 göra dubbelanalyser för att kunna vara säker på värdena. Så har jag 

 även nästan undantagslöst arbetat. Där så på grund av den ringa vo- 

 lymen av provet eller i något enstaka fall på grund av brådska ej varit 

 fallet, framgår detta av tabellen. I kolumnen »antagna värden» är re- 

 sultatet i sådant fall ej angivet med decimaler. 



Detta om analysapparaten och arbetet därmed. Förutom av analys- 

 apparaten bestod apparaturen av jordsonder av något olika utförande, 

 suganordningar för uppsugning av proven ur jorden och kärl för deras 

 förvaring till analysen. 



Provens uppsugning och förvaring. I början analyserades som nämnt 

 proven på platsen omedelbart efter provtagningen, och inga särskilda 

 anordningar behövdes för provens förvaring. Hela apparaturen så när 

 som på jordsonderna var inbyggd i ett portativt litet skåp, som visas i 

 hopfällt och uppfällt skick å fig. 7 och 8. Skåpet, som hopfällt har 

 dimensionerna 10x24x40 cm, inrymmer (se fig. 9 a): i. en liten kvick- 

 silvergasometer, bestående av en tvåvägskran med ansmält behållare om 

 c:a 6 cm 3 rymd samt ett med denna med en gummislang förbundet 

 ungefär lika stort nivåkärl med kvicksilver; 2. en liten vanna, som ut- 

 göres av en s. k. embryoskål av glas och vilken är fäst på änden av 

 en liten styrstång så att den lätt kan röras upp och ned; i vanliga fall 

 hålles den i sitt högsta läge av en spiralfjäder, men kan med en enkel 

 anordning fästas i det nedersta läget; 3. analysapparaten, som är vrid- 

 bar kring en vågrät axel och med en skruv kan fixeras i varje önskat 



