Ed 
zwakte van den arm van den vertikalen mikroskopendrager 
maakt, dat de minste druk eene fout van 10 sekonden in de 
aflezing geeft. Het is mijn voornemen, den mikroskopendrager 
te versterken, doch behalve te Soerabaja is het moeijelijk in 
Indië een’ bekwamen werkman te vinden , die mij daarin ten dienste 
kan staan. : 
Eindelijk maakt de weinige vergrooting der mikroskopen de 
waarneming zeer vermoeijend en ik zal trachten ze door ster-, 
kere te doen vervangen. 
Het instrument van Prsror en MARTIN is, ten opzigte van 
al het opgenoemde, verre boven dat van Rrrsorp te verkiezen. 
De stevige bouw van dat werktuig maakt het bovendien tot 
een geschikter reis-instrument, en indien de kijker even zuivere 
beelden gaf, zou ik miets kunnen opnoemen, waarin ik het 
‚ eerstgenoemde niet boven het laatstgenoemde verkoos. 
De eerste metingen van aardsche hoeken te Manado, met het 
instrument van RerPsorp gedaan, leverde weinig voldoende uit- 
komsten op, waarvan ik de oorzaak niet dadelijk kon inzien. 
Eerst te Amoerang vond ik gelegenheid die te zoeken. Ik be- 
vond toen, dat door de wrijving van de vertikale as in den ring 
boven den azimuthaal-cirkel, die met eenen anderen, waaraan de 
armen voor de mikroskopen en nonius-klep zijn, verbonden is en 
waarin de mikrometer-schroef werkt, om den kijker eene fijne 
azimuthale beweging te geven, zoo groot was, dat bij het be- 
wegen der vertikale as, de mikroskopen werden medegevoerd en 
dat de vrees van den hoogleeraar Karser derhalve geheel ge- 
grond was, toen hij schreef: 
„De fijne azimuthale beweging des werktuigs werkt dus on- 
„middellijk ook op de armen, die de mikroskopen dragen, welker 
„ onveranderlijke stand gedurende de waarnemingen, naar het mij 
„voorkomt, daardoor in eenig gevaar moet gebragt worden. 
Ik stelde namelijk den kijker op het merk, las den cirkel 
af, draaide 360° om en stelde het merk op nieuw in en vond 
bijv. 
- 
