DAT 
zij geven de hoogte boven de zee te laag aan. Hen gewone 
kwikbarometer wees te Temangong 708, welke stand vrij goed 
overeenkomt met de hoogte van 1850à 1900 Par: voeten 
Eene tweede aneroïde had hetzelfde gebrek. Om dit verschijn- 
sel op te helderen kan de figuur in het aangehaald Jaarboekje van 
den heer BreeKRODE eenigzins van dienst zijn. De luchtledige doos 
zoude ingedrukt worden, bijaldien de sterke veer S zulks niet ver- 
hinderde, die daarmede met een’ hefboom verbonden is. Naar 
mate nu bij rijzing van het terrein, de luchtdruk vermindert, 
beweegt zich de bovenste plaat van de luchtledige doos op- 
waarts, en bijgevolg kan de veer S den hefboom naar beneden 
trekken. Bij de eerste strepen daling heeft die veer hare vol- 
le kracht, doch langzamerhand komt zij in rust en ver- 
mindert dus van kracht, zoodat bij aanzienlijke hoogte die kracht 
„geheel is uitgeput en bijgevolg de wijzer stil zal staan. Het- 
zelfde heeft plaats bij de spiraalveer die den wijzer belet onnoodig 
heen en weer te bewegen. Indien zij bij 760 mm. in rust is, 
dan iser altijd eene kleine kracht noodig om haar te spannen of 
ontspannen indien de barometer 750 of 770 moet wijzen. Naar 
mate nu de stand verder van 760 afwijkt, zal die kracht niet 
dezelfde blijven maar grooter moeten worden en op het laatst 
zoodanig toenemen, en bijgevolg zooveel weerstand aan den 
wijzer geboden worden, dat hij eindelijk niet meer zoo 
ver zal rond kunnen gaan als de verminderde luchtdruk toelaat. 
De afstand% welken de wijzer alzoo kan doorloopen zonder nog 
veel invloed te ondergaan van die krachtsvermindering der veer, 
bedraagt een 830 tal strepen zoo boven als beneden 760e 
hetwelk als nulpunt is aangenomen. Om die redenen hebben 
dan de meeste aneroïden slechts eene schaal van 720 tot 800, 
mm. Ik houd het er dus voor, dat de ameroïde niet is inge- 
rigt om berghoogten te meten, maar daar het beginsel waarop 
de werking steunt goed is, met eene kleine vergrooting zeer goed 
eene grootere kapaciteit zoude kunnen verkrijgen. Im alle geval- 
le zoude het wenschelijk zijn, om iederen aneroïde met eenen goe- 
den barometer onder eene luchtpomp te brengen ten einde zoo 
doende de schaal juist te kunnen maken, iets hetwelk zeer goed 
