244 



cir en y ménageant une lentille convexe capable d'être déplacée. 

 Plus celle-ci est forte , plus on peut raccourcir le tuyau et plus on 

 peut ajuster distinctement les mots. Autour de l'autre bout du 

 tuyau, il faut appliquer un tube de caoutchouc afin d'être en état 

 de presser contre l'œil le tuyau assez pour empêcher la lumière de 

 pénétrer par derrière. 



Ainsi que le montre la figure , on peut , à l'aide de deux res- 

 sorts , avancer ou retirer devant l'épreuve sur verre un prisme 

 étroit fait en verre „noir" de manière à pouvoir, à son gré, af- 

 faiblir ou renforcer la distinction de l'image. Il faut alors tourner 

 1 e tuyau , serré autour de l'œil , ou directement contre la source 

 de lumière , ou bien , s'il s'agit de faire un examen général de la 

 lumière du jour diffuse, contre un morceau de papier blanc; puis on 

 remue le prisme , jusqu' à ce qu'on puisse tout justement lire les 

 mots de l'épreuve sur verre. On en saisit le plus distinctement la 

 détermination, après qu'on aura atteint le point où l'on sent qu'on 

 serait incapable de lire ce qui a été écrit, à moins de le savoir à 

 l'avance. C'est pourquoi il vaut mieux employer quelques lignes 

 d'une langue étrangère difficile à comprendre , parce qu'on les 

 apprend moins facilement par cœur. 



Afin de mettre à point l'appareil, il faut déterminer la distance 

 exigée par chaque bout du prisme pour permettre tout justement 

 de lire les mots à la lumière de quelque bougie normale. Si l'on 

 ne veut se servir de ce photomètre que pour contrôler certaines 

 sources de lumière , telles que lampes fixées , on peut , au lieu du 

 prisme, appliquer un verre „noir" à plans parallèles dont on a, 

 une fois pour toutes , à l'aide d'une bougie normale , déterminé la 

 faculté d'affaiblir avec l'épreuve la lumière. On se place à la 

 distance calculée de la source de lumière à mesurer, et, pourvu 

 que celle-ci ait l'intensité voulue, on sera tout justement en état de 

 lire les mots, tandis que, si ceux-ci se présentent ou trop distincte- 

 ment, ou trop peu distinctement, il faudra s'éloigner ou s'approcher 

 de la source de lumière. Ces changements de distance donnent 

 alors la mesure du degré d'intensité ou de faiblesse que la source 

 de liimière a de trop ou de moins. 



Pour déterminer la quantité de lumière quotidienne , en tant 

 que cela se laisse faire au moyen d'un papier photographique sen- 

 sible, voici comment je m'y suis pris : Plusieurs petites bandes de 

 papier à calquer , toutes larges de 20 millimètres . mais d'une 

 longueur inégale , la phis longue ayant 200 milimètres , ont été, 



