Pladsbestemmelse af Stationen paa Danmarks в. 
Længden af Stationen paa Danmarks 0 ble\ bestemt ved 
Maaneculminationer i Løbet [af Vinteren 1891—92. Observa¬ 
tionerne bleve anstillede med et lille Passageinstrument, der var 
udlaant til Expeditionen af Observartoriet. Det var med samme 
Instrument, at Lt. Falbe og Bluhme i 1863 bestemte Godthaabs 
Længde. Kikkerten er forfærdige! af Utzschneider og Frauen- 
hofer, Stativet af Ertel. Objectivets Diameter er 29 mm , Brænd- 
vidden 370 mm . 
Instrumentet var opstillet paa en Betonpille i et fra Kjøben- 
havn medbragt Observatorium, i hvilket desuden et magnetisk 
Variationsapparat var indstalleret. For at belyse dettes Scala 
var anbragt en stadig brændende Lampe, der holdt Temperaturen 
i Observatoriet en Del oppe over Luftens Temperatur udenfor, 
hvilket medførte den Ulempe, at Instrumentet og Uhret ved 
hver Observation bleve udsatte for store Temperatursvingninger, 
naar Lemmene i Tag og Vægge aabnedes. Da Observationerne 
desuden anstilledes under meget forskjellige Temperaturer (fra 
-j- 0,°2-f- 32°), kan man ikke undre sig over, at Instrumentets 
Fejl varierede en Del. De lavere Temperaturer vanskeliggjorde 
røvrigt Nivelleringen af Kikkerten i høj Grad. 
Da Expeditionen ikke raadede over noget Penduluhr og 
kun var i Besiddelse af I Boxchronometer, som man ikke 
