223 
at benytte en engang for alle beregnet Tabel. N aar Tabellen 
er afpasset efter vedkommende Instruments Rumfangsforandringer 
ved forskjellige Temperaturer, frembyder den større Sikkerhed 
for at opnaa det rigtige Resultat end Beregningen med den 
givne Konstant ved den til Normaltemperaturen reducerede 
Vægtfylde, hvorfor jeg ogsaa har benyttet en saadan Tabel. I 
uheldigste Tilfælde kunde Differentsen mellem Tabellens Angivelse 
af Saltholdigheden og den ved den reducerede Temperatur og 
Vægtfylde ved Hjælp af Konstanten fundne Saltmængde beløbe sig 
til 0.02 %. Den med Konstanten fundne Saltmængde var altid 
større end den af Tabellen aflæste, men Forskjellen var i Reg¬ 
len meget mindre end de angivne O .02 %. 
Fejlkilderne ved Aræometerbestemmelser af Saltholdigheden 
kunne være dels Aflæsningerne paa Thermometret, dels Aflæs¬ 
ningerne paa Aræometret. E 11 Atlæsningsfejl af 1 ° i Tempera¬ 
turen medfører en Fejl i Saltmængden af c. 0.03 °/o. En Aflæs¬ 
ningsfejl af en Enhed i 4de Decimal af Vægtfylden foraarsager 
en Fejl i Saltmængden af О.оіз °/o. Da Aræometret bør forblive 
c. 5 Minuter i Vandet, kan Temperaturen let forandre sig under 
Arbejdet, hvorfor man bør maale den baade før og efter Brugen 
af Aræometret og benytte Middeltallet af de fundne Tal. Man 
kan altsaa paa Forhaand ved Aræometerbestemmelser af Salt¬ 
holdigheden ikke gjøre Regning paa at finde 2den Decimal af 
Saltprocenten med fuld Sikkerhed, men ved omhyggeligt Arbejde 
i et hensigtsmæssigt Lokale bør Forskjellen mellem to Bestem¬ 
melser dog ikke overskride 0.02 %. 
Betegner Sa Saltmængden i Procent, beregnet af Vægt¬ 
fylden, der er funden ved Aræometerobservationerne og S tu 
den ad kemisk Vej og ved Pyknometervejninger paa nedenfor 
angivne Maade fundne Middelsaltholdighed, (hvis to første Deci¬ 
maler ere fuldt ud paalidelige), kan man ved at beregne Diffe¬ 
rentsen Sa —Sm danne sig et Skjøn om Rigtigheden af Sa. For 
Overfladevand optaget paa de i Tabel 1 angivne Steder er: 
Sa — Sm — 0.016 °/ 0 
