som Middeltal af 142 Iagttagelser. 1 95 Tilfælde var Sa —Sm 
positiv, i 18 Tilfælde 0 og 29 Tilfælde negativ. For Vand fra 
Dybden optaget paa de i Tabel (1 nævnte Steder er: 
Sa — Sm = 4~ 0.029 °/o 
som Middeltal af 123 Iagttagelser. I 93 Tilfælde var Sa — Sm 
positiv, i 12 Tilfælde 0, i 18 negativ. 
Som Middeltal af alle 265 Tilfælde er: 
Sa —- Sm =— -j- 0.025 °/o 
I 188 Tilfælde var Sa — Sm positiv, i 30 var den 0, i 47 
negativ. Af 265 Tilfælde var der 6, hvor Sa — Sm var større 
eller lig -f- 0.10 % og 7, hvor Sa — Sm var mindre eller lig 
— 0.10 °/o. 
B. Med Pyknometer. 
1 alle de forelagte Prøver er Vægtfylden bleven bestemt ved 
Pyknometervejninger. Man vil i Almindelighed i nyere hydro¬ 
grafiske Arbejder linde det Sprengelske Pyknometer anbe¬ 
falet, og jeg forsøgte derfor ogsaa i Begyndelsen af Arbejdet 
at benytte et saadant, men opgav det snart, da det er vanske¬ 
ligere at fylde, rense og aftørre end det almindelige Flaske- 
pyknometer og ikke giver nøjagtigere Resultater. Det benyttede 
Flaskepyknometer var forsynet med et nøjagtigt indslebet Ther¬ 
mometer, der var delt i Femtedels Grader, men hvorpaa man 
let kunde aflæse Vio°. Ved Siden af Flaskens Tubus var til¬ 
smeltet et Haarrør, der foroven var forsynet med et indridset 
Mærke, saa at man med Nøjagtighed kunde borttage alt det 
over Mærket værende Vand. Da Overfladen af Søvandet i Haar- 
røret næppe udgjør V 2 □ Millimeter, er der paa Forhaand 
megen liden Sandsynlighed for, at der kunde fordampe Vand 
gjennem Haarrøret, medens Vejningen stod paa, og Forsøg viste 
ogsaa, at der selv efter 5 Minutters Forløb ikke var bortgaaet 
0,000i grm Vand. Pyknometeret rummede ved 15° 50,6i52 grm de¬ 
stilleret Vand. Med et Pyknometer af den angivne Størrelse er 
man i Stand til at faa Vægtfylden bestemt med 4 fuldkommen sikkre 
