283 



])0(lem, (lat zoker het meest wezenlijke hulpmiddel is, om 

 de schokken van het transport te verminderen, onmogjelijk 

 gemaakt door twee omstandigheden, die soms afzonderlijk, 

 soms beiden te gelijk werken. Het kussen van het deksel 

 namelijk is dikwijls zoo hoog opgevuld, dat de chronome- 

 ter, wanneer men het dekselsluiten wil, in dusdanige ma- 

 te naar ])cneden gedrukt wordt, dat de vier spiraalveêren 

 onder den loozen bodem geheel te zamen gedrukt worden. 

 Of wel de kussens van de zijwanden zijn zoo dik opge- 

 vuld, 'dat de chronometer daartusschen , als ware het, 

 vastgeknepen wordt, zoodat hij in het geheel niet op den 

 bodem drukt. 



Bij alle vier de laatst ontvangene chronometers was 

 dit beide het geval. Het bemerkende, heb ik al den kus- 

 sens zooveel koehaar laten ontnemen , dat zij behoorlijk de 

 dienst konden leveren, waarvoor zij bestemd waren. 



Ook zijn de spiraalveêren soms los op den bodem der 

 doos nedergelegd, zoodat zij door kleine schokken van het 

 transport verschoven , en naar éénen kant gedrongen wor- 

 den, de looze bodem gaat hellen, waardoor het doel van 

 de buitendoos geheel verloren gaat. 



De thermometer, dien ik medenam, was die gemerkt J, 

 waarvan de korrektie voor 24 — 50" Celsius verwaarloosd kan 

 worden, (zie verslag van de geographische dienst in Ne- 

 derlandsch Indië, over Januarij 1838 tot en met April 18o9, 

 Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging, Deel Vlf 

 bladz. 86.) 



De barometer was van Pistor en Martins, nl. no. 1087, waar- 

 van de korrektie opliet meteorologisch instituut te Utrecht 

 bepaald was op — O ''"^ijO, terwijl de korrektie van den ther- 

 mometer aan dien barometer aldaar gevonden was = + 0°,2, 



