L. OLIVIER. 



REVUE ANNUELLE D'HYGIÈNE 



203 



esl impossible de ne point contaminer les objets 

 qui l'entourent. Quand on s'installe dans un appar- 

 tement précédemment occupé par un phtisique, il 

 est donc prudent de le désinfecter. La chambre 

 qu'habitait le tuberculeux demande un soin parti- 



Fig. 9. — Appareil précédenl vu en coupe. — A, chau3lii-c 

 contenant la soliULon alcaline; ; D, lover do la chaudière*; 

 B, bac destine au traitement dos crachoirs: deux tubes.)?; 

 et II réunissent la chandièrc A au Ijac B. L'un d'eux î»,(llli 

 débouche à la partie inléricure du bac de désinfection, 

 donne passage d'abord au liquide de la chaudière poussé 

 par sa projirc vapeur, ensuite à la vapeur, au fur et à me- 

 sure de sa production. Cotte dernière traverse le bain stcti- 

 lisateur dans toute sa hauteur, et contriliuo à en maintenir 

 la température au degré nécessaire. L'autre tube n a tou- 

 jours son extrémité inférieure immergée: il pénétre dans le 

 bac à la partie supérieure et y aiuéni', jiar le l'ait même de 

 l'cbullition, une partie du liquide bouillant de la chaudière, 

 qui redescend par le premier tube m. Cette circulation a 

 jiour résultat de porter le liquide du bac à une température 

 supérieure à 1110°. — Le tuyau de communication m porte 

 une valve /,■ qui permet d'iiitorcepter ia communication du 

 bac B avec la chaudière .V. L'appareil comiiorte en outre 

 un réservoir C d'eau pure chaulfée par les liannnes perdues 

 du fovcr. Ce réservoir supplémentaire sert à rincer les cra- 

 choirs une fois la désinfection terminée, à l'aide du tuyau q 

 cl du robinet r et est également commode pour le remplis- 

 sage de la chaudière (à l'aide du tuyau l et du robinet »)• — 

 Les autres éléments de l'appareil s'ont: une valve d'échap- 

 pement de vapeur s qui permet, selon qu'elle est fermée ou 

 ouverte, de faire monter le liquide bouillant de la ch.audièrc 

 dans le bac B ou de l'en faire redescendre ; une crépine e 

 qui empoche les résidus solides de pénétrer dans la cliau- 

 diére A; enfin un robinet de vidange v permettant do vider 

 cette dernière, quand on le juge nécessaire. 



culier. Tout ce qu'elle contient seraenlevé; parquet, 

 plafond et murailles seront aspergés d'eau ; puis, 

 les fenêtres étant fermées, on versera dans une as- 

 siette, aumilieude la pièce, du sulfure de carbone, 

 que l'on enllammera. La chambre, parfaitement 

 close, sera ensuite abandonnée à elle-même pendant 

 quarante-huit heures, puis aérée et lavée. Si l'on 

 ne peut faire passer aux étuves de désinfection 

 les tentures et tapis, on les exposera au soleil, à 



l'air et à riuimidité le plus de temps possible (au 

 miniinufii une semaine) et on les aspergera de so- 

 lutions antiseptiques (par exemple : bichlorure de 

 tiiercurc au '/,(,q„ avec addition d'acide tattrique). 

 A la vérité cette désinfection, si souhaitable, 

 n'est pas toujours possible. On ne peut d'ailleurs 

 songer à la réaliser dans toutes les pièces d'un 

 appartement où ont vécu desphtisiques. Il importe 

 cependant do détruire la plupart des germes tuber- 



Fig. 10. — Pulvérisateur pour la désinfection des appartements 

 contaminés par les phtisiciues (Détails lig. 11). 



culeux; on y parvient en lavant le parquet avec 

 des essences, en projetant sur les murs, les ten- 

 tures et les meubles recouverts d'étort'es, des es- 

 sences ou des solutions antiseptiques, (ieneste 

 et Herscher construisent dans ce but des pulvéri- 

 sateurs (Tig. 10 et 11) d'un usage très efficace. 



Un appareil analogue (fig. 12) a été réalisé par les 

 mêmes pour désinfecter les wagons, que ceux-ci 

 soient contaminés par l'homme ou par les ani- 

 maux. Ce stérilisateur projette l'eau liouillante 

 additionnée d'antiseptique. La solution antisep- 

 tique ne le détériore pas, car elle ne se trouve 

 mêlée à l'eau qu'au moment de l'émission du 

 jet, étant renfermée dans un réservoir particu- 

 lier. L'expérience a montré que, à quelques centi- 



