TH. MOUREAUX. — LES PHÉNOMÈNES DU MAGNÉTISME TERRESTRE 



269 



Enfin. Gauss, reprenant une idée de Poisson, 

 proposa une méthode et fit construire un appareil 

 permettant la mesure absolue de l'intensité : cette 

 méthode est employée exclusivement aujourd'hui. 



1 



Avant de montrer 

 comment les obser- 

 vations , présentées 

 sous une forme gra- 

 phique, ont pu ser- 

 vir àlarecherche des 

 lois qui régissent les 

 phénomènes magné- 

 tiques, nous indique- 

 rons brièvement les 

 moyens employés 

 pour recueillir les 

 matériaux. 



On sait que les élé- 

 ments magnétiques, 

 indépendamment des 

 variations qu'ils su- 

 bissent avec les lieux, 

 sont encore soumis à 

 des variations pério- 

 diques et à des varia- 

 tions accidentelles ou 

 perturbations. L'é- 

 tude complète de ces 

 variations ne peut 

 être poursuivie que 

 dans des observa- 

 toires permanents , 

 pourvus d'appareils 

 spéciaux capables de 

 suivre à tout instant 

 les moindres mouve- 

 ments de l'aiguille 

 aimantée. 



Imaginons un ai- 

 mant constitué par 

 un tube d'acier fermé 

 à ses extrémités, et 

 dont les dimensions 

 soient telles qu'il se 



tienne en équilibre, par exemple, dans un bain 

 d'huile à une température constante : cet aimant 

 prendrait de lui-même la direction de la force ma- 

 gnétique. Mais cette disposition délicate ne per- 

 mettrait guère de suivre rigoureusement les 

 mouvements de l'aimant, et, dans la pratique, 

 la direction du champ terrestre est déduite de 

 deux opérations : 1° une aiguille aimantée hori- 

 zontale, suspendue à un fil sans torsion, se tient 

 en équilibre dans le plan vertical qui contient la 



Fig. 3. — Declinomctre. — A, colonne métallique. — V, treuil de 

 suspension du fil. — M, barreau aimanté. — R, miroir mobile avec 

 le barreau. — R', miroir fixe. — e, vis de réglage du miroir fixe. — 

 L, lentille. — C, cercle horizontal inférieur. — C, cercle horizontal 

 supérienr. — P, P', vis de réglage des cercles. 



force magnétique : la déc'luiaUoa est l'angle que 

 fait ce plan avec celui du méridien géographique; 

 2° une seconde aiguille, suspendue par son centre 

 de gravité et oscillant dans le plan du méridien 



magnétique, prend la 

 direction de la force 

 magnétique dans ce 

 I)ian; l'angle de cette 

 direction avec le plan 

 horizontal est Viticli- 

 iiaison. 



L'intensité de la 

 force terrestre est 

 habituellement obte- 

 nue par l'observation 

 de l'une de ses deux 

 composantes, hori- 

 zontale ou verticale. 

 Les recherches ma- 

 gnétiques portent 

 donc sur cinq élé- 

 ments : déclinaison, 

 inclinaison, compo- 

 sante horizontale , 

 composante vcrti - 

 cale, force totale. La 

 déclinaison ne peut 

 être connue que par 

 l'observation directe, 

 tandis que les quatre 

 autres éléments ont 

 entre eux des rela- 

 tions telles qu'il suf- 

 fit d'en déterminer 

 deux pour en dé- 

 duire les deux autres 

 par le calcul. 



Les appareils ma- 

 gnétiques sont de 

 deux sortes , selon 

 qu'ils doivent servir 

 à la mesure absolue 

 des divers éléments, 

 ou en donner seule- 

 ment les vai'iations. 

 Les mesures absolues 

 comprennent habituellement la déclinaison , la 

 composante horizontale de l'intensité, et l'incli- 

 naison; elles sont effectuées avec deux appareils 

 seulement, un théodolile-ioussole, sev\ani à la déter- 

 mination des deux premiers de ces éléments, et 

 une loussok d'inclinaison. 



Les figures 1 et 2 représentent les derniers 

 modèles de ces instruments construits par nos 

 habiles artistes, MM. Brunner. Une description 

 détaillée de ces appareils nous entraînerait trop 



