270 



TH. MOUREAUX. — LES PHÉNOMÈNES DU MAGNÉTISME TERRESTRE 



loin; nous dirons seulement que, sans saf;rilier en 

 rien la précision, on a cherché à les rendre réelle- 

 ment portatifs par la réduction de tous les organes. 

 Comme dans tous les appareils de ce geni'e, le 

 théodolite - boussole 

 permet de détermi- 

 ner le méridien géo- 

 graphique par l'ob- 

 servation d'un astre 

 au moyen de la lu- 

 nette L, et le méri- 

 dien magnétique par 

 la position d'équili- 

 bre d'un barreau ai- 

 manté B suspendu à 

 un fil de soie sans 

 torsion dans la cage 

 de l'instrument. 



Pour mesurer la 

 composante horizon- 

 tale en valeur absolue 

 par la méthode de 

 Gauss, on fait oscil- 

 ler un barreau ai- 

 manté horizontal, et 

 on note la durée 

 d'une oscillation ; 

 cette première expé- 

 rience donne le pro- 

 duit H M de la com- 

 posante horizontale 

 H par le moment ma- 

 gnétique M du bar- 

 reau; on étudie en- 

 suite l'action de ce 

 barreau sur un autre, 

 ce qui donne le rap- 



M , 



port -— ; c est à cette 



Fi 



expérience spéciale 

 que sert la tige R 

 de la fig. 1. Connais- 

 sant le produit et le 

 rapport des deux 

 quantités , on peut 

 les calculer l'une et l'autre 



' Gauss avait adopté comme luiitos de mcsui-o le luilli- 

 mètre, la masse du milligramme et la seconde; les Anglais, 

 tout en employant sa méthode, ont introduit dans leurs 

 observations leurs unités de mesure, savoir : le pied et la 

 masse du grain. D'après une décision du Congrès de 

 Paris (1881), on emploie généralement dans les mesures 

 actuelles le centimètre, la masse du gramme et la seconde 

 (système C. G. S.). Ces difl'érents systèmes sont entre eux 

 dans les rapports suivants : 



1 unité C. G. S. = — unité de Gauss = 0.46108 unité 



anglaise. 



10 



La construction de la boussole d'inclinaison ne 

 diffère que par des perfectionnements de détail du 

 modèle créé par Gambey. 



Les boussoles représentées dans les figures 1 et 2 



donnent la valeu 

 des éléments au mo- 

 ment même de l'opé- 

 ration, et servent à 

 établir et à vérifier 

 les repères des appa- 

 reils de variations^ qui 

 sont les véritables 

 instruments d'obser- 

 vations courantes. 



Les boussoles de 

 variations, construi- 

 tes par M. Carpen- 

 tier, sont au nom- 

 bre de trois : le dé- 

 clinomUre, le bifilaire 

 et la balance magnéti- 

 que. Dans le déclino- 

 mètre (fig 3), le bar- 

 reau aimanté est sus- 

 pendu à un fil sans 

 torsion et s'oriente 

 de lui-même dans le 

 méridien magnéti- 

 que. Le bifilaire sert 

 à mesurer les varia- 

 tions de la compo- 

 sante horizontale ; sa 

 forme extérieure est 

 sensiblement celle du 

 déclinomètre; seule- 

 ment, ici, le barreau 

 est suspendu à deux 

 fils parallèles, et est 

 amené, par une tor- 

 sion du treuil de sus- 

 pension , à se tenir 

 en équilibre dans un 

 plan perpendiculaire 

 au méridien magné- 

 tique; son pôle nord 

 tend à se rapprocher ou à s'éloigner du nord ma- 

 gnétique, scion que la composante horizontale 

 augmente ou diminue. Enfin la balance magnétique 

 (fig. 4) donne les variations de la composante ver- 

 ticale. Le barreau, suspendu par son centre de 

 gravité, prendrait de lui-même la direction 

 d'une aiguille d'inclinaison, mais on le ramène 

 dans un plan horizontal au moyen d'un contre 

 poids e\ Les écarts de la position moyenne de ce 

 barreau sont dans un sens ou dans l'autre, selon 

 que la composante verticale augmente ou diminue. 



— Balance magnétique. — M, aiguille de la Ijoussole. — G, plan 

 d'arrêt pour immol)iliser l'aiguille. — a, index de réglage de l'ai- 

 guille. — e, écrou pour régler le centre de gravité, et par suite la 

 sensibilité de l'aiguille. — R, miroir mobile, solidaire avec l'aiguille. 

 — R', miroir fixe. — e', écrou pour amener l'aiguille dans un plan 

 horizontal. — C, cercle horizontal. — P, vis de réglage du cercle 

 horizontal. — V, vis de manœuvre du plan d'arrêt G. — T, thermo- 

 mètre. — S, prisme à i-èflesion totale, pour renvoyer les images dans 

 un plan horizontal. — B, couteau reposant sur un plan d'agate. 



