TH. MOUREAUX, — LES PHÉNOMÈNES DU MAGNÉTISME TERRESTRE 



271 



On observe par la méthode du miroir. Cliaque 

 appareil est muni de deux miroirs, dont l'un R' est 

 fixe, l'autre R est solidaire avec la monture du 

 barreau, dont il suit tous les mouvements; 

 comme dans toutes les expériences de ce genre, 

 une lunette et une échelle divisée complètentl'ins- 

 tallation. En observant ces appareils au moins une 

 fois par heure, on pourrait se former une idée de 

 l'étendue des variations des divers éléments; mais 

 cette méthode assujettissante a été plus ou mions 

 délaissée depuis l'emploi des magnétographes, et les 

 lectures des appareils à lecture directe ne servent 

 plus que de contrôle aux indications fournies pai 

 les instruments à inscription automatique. 



L'enregistreur magnétique le plus répandu 



L'enregistrement continu des variations magné- 

 tiques est basé sur la propriété du gélatino-bro- 

 mure d'argent d'être vivement impressionné par la 

 lumière. Dans le magiiétographe de M. Mascart, 

 construit par M. Pellin, le foyer lumineux est 

 constitué par une petite lampe à essence, placée 

 au milieu d'une lanterne munie de trois mon- 

 tures métalliques portant, avec une lentille, une 

 fente verticale étroite. L'une des fentes envoie un 

 rayon sur le déclinomèlre, la deuxième sur le bi- 

 filaire et la troisième sur la balance. Les images 

 lumineuses des fentes, après s'être réfléchies sur 

 les miroirs, sont renvoyées sur le papier sensible, 

 qu'un mouvement d'horlogerie déplace régulière- 

 ment. On obtient ainsi, sur chaque magnétogramme , 



Fi 2 



Courhcs fiiiirnies par lo inagnétograhe do M. Mascarl,, à l'Oliscrvatuin 



fin ."i au " mars 1892. 



Parc Saint-Maur, 



jusqu'en 1881 est celui qui est connu sous le nom 

 de magiiétographe de Keir; à cette époque. M. Mascart 

 imagina et lit construire un nouvel enregistreur. 

 qui fonctionne maintenant non seulement en 

 France, mais dans les diverses stations magnétiques 

 de l'Etranger créées dans ces dernières années. Les 

 principales améliorations réalisées par l'appareil 

 de M. Mascart sont les suivantes : plus grande sen- 

 sibilité obtenue par l'emploi de barreaux courts, 

 réduction du prix du magnétographe, diminution 

 des dimensions de la salle d'installation, emploi 

 d'une source lumineuse unique pour les trois bous- 

 soles, enregistrement des trois éléments sur la 

 même feuille de papier sensible, et, comme consé- 

 quence, réduction des frais d'entretien. C'est seu- 

 lement depuis l'emploi des barreaux courts qu'on 

 a pu constater les troubles particuliers produits 

 sur les aimants par les tremblements de terre, ou 

 par les chutes de foudre qui surviennent dans leur 

 voisinage. 



six traces, dont trois droites qui sont les lignes de 

 repèi'e de chaque élément, et trois courbes qui en 

 donnent les variations. 



L'heure est enregistrée directement sur les 

 courbes par un courant électrique fourni par une 

 faible pile ; un régulateur à contacts est disposé de 

 façon que le circuit soit fermé toutes les trois 

 iieures pendant quelques secondes, au moment 

 précis de l'heure pleine. Le courant passe dans des 

 bobines sans fer placées à côté de chaque appa- 

 reil, provoque des oscillations des barreaux et un 

 trouble passager dans la partie correspondante 

 des courbes. Des expériences spéciales permettent 

 de déterminer avec précision la valeur du milli- 

 mètre sur l'ordonnée de chaque courbe. 



Nous donnons ici (fig. 5) un spécimen réduit des 

 courbes obtenues; les lignes ponctuées se rappor- 

 tent au 3-6 mars 1892 et donneront une idée de la 

 marche habituelle des phénomènes ; les lignes 

 pleines sont celles du lendemain, jour de pertur- 



