452 



C.-M. GARIEL. — REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE 



duation, car, en réalité, on n'effectue que des me- 

 sures de différences de températures. 



Nous n'avons pas à traiter complètement la ques- 

 tion, et nous devons nous borner à l'exposé des 

 points dont son étude a été récemment l'objet. 

 M. H. Le Chàtelier a fait à ce sujet d'intéressantes 

 recherches et, notamment, il a ('(udié les pyro- 

 mètres thermo-électriques : il a indiqué comme 

 particulièrement convenable l'emploi du platine et 

 de certains de ses alliages, notamment du platine 

 rhodié; — il a reconnu que les galvanomètres à 

 cadre mobile, modèle Deprez-d'Arsonval, donnaient 

 de bons résultats, à la condition d'y apporter de lé- 

 gères modifications et de prendre certaines pré- 

 cautions expérimentales. Quant à la graduation, 

 elle présente une certaine indétermination ; elle 

 repose sur la comparaison avec la température de 

 fusion de certains métaux, température dont la 

 valeur en degrés ccnti(jrades n'est pas absolument 

 déterminée. Mais est-il vraiment nécessaire d'éva- 

 luer les hautes températures en degrés centigrades 

 et ne pourrait-on pas se borner, utilement au point 

 de vue pratique, ;\ adopter conventionnellement 

 des valeurs quelconques pour ces points de fusion : 

 si ceux-ci sont suffisamment invariables, si des 

 couples thermo-électriques différents, mais basés 

 sur le même principe, sont conqmrahles, les valeurs 

 numériques obtenues auraient une signification pré- 

 cise, bien qu'elles ne se rattachassent point à l'é- 

 chelle centigrade. 



En tous cas, l'emploi des couples thermo-élec- 

 Iriques paraît borné aux recherches de laboratoire 

 parce qu'ils exigent des opérations délicates. Pour 

 l'industrie, M. Le ChAlelier préconise l'emploi d'une 

 méthode photomélrique, et il évalue, à l'aide 

 d'un appareil spécialement construit dans ce but, 

 l'intensité des radiations rouges émises par le 

 corps considéré dans des conditions convenables et 

 des radiations de même couleur émises par une 

 petite lampe à pétrole. La graduation a été obtenue 

 par une comparaison directe avec des métaux en 

 fusion, or, palladium, platine, dont on supposai! la 

 température connue par les recherches anté- 

 rieures, ainsi qu'avec d'autres températures déter- 

 minées directement à l'aide des couples thermo- 

 électriques, ce qui a permis d'établir une relation 

 entre la variation de l'intensité pholométriquc et 

 la température observée. 



Les ti'avaux de M. Le Chàtelier n'ont pas été sans 

 donner lieu à quelque discussion à des points de 

 vue divers, notamment de MM. Becquerel, Violle et 

 Crova : nous nous arrêterons seulement aux obser- 

 vations présentées par ce dernier savant qui, 

 comme on le sait, a donné un procédé de mesure 

 des températures par le rapport de deux déter- 

 minations photomctriques des lumières simples 



émises par le corps incandescent et par une lampe 

 Carcel, dans deux régions de leurs spectres déter- 

 minées par leurs longueurs d'onde. Cette méthode 

 est peut-être moins commode au point de vue pra- 

 tique, mais elle nous paraît préférable comme 

 exactitude. Nous ne voulons pas d'ailleurs insister 

 sur cette question, mais nous tenons à transcrire 

 les lignes suivantes dans lesquelles M. Crova con- 

 firme l'opinion que nous avons exprimée précé- 

 demment. 



« Au delà de KiOO", qui a été pour moi la limite 

 « des températures mesurables au thermomètre à 

 « gaz, les degrés opiiques permettraient de repé- 

 c( rer les hautes températures ; mais leur traduc- 

 « tion en degrés centigrades, ne peut s'obtenir que 

 « par l'extrapolation de formules empiriques, qui 

 « peuvent donner des écarts très considérables sui- 

 u vani les formules employées. La loi exacte du 

 « rayonnement nous est encore inconnue dans l'é- 

 « tendue des températures extrêmes que nous pou- 

 « vous obtenir; dans ces conditions, il me semble 

 « préférable de faire usage d'une échelle photo- 

 « métrique conventionnelle, plutc'it que de donner 

 « en degrés centigrades des nombres qui pour- 

 « raient être souvent modifi('S dans une large me- 

 « sure, par suite du progrès de nos connaissances. 

 « Si les physiciens adoptaient une échelle de ce 

 « genre, une température si élevée qu'elle soit se- 

 u rail repérée par son degré optique, o 



Sans chercher de transition, parlons des tempé- 

 ratures très basses : on sait que, dans les labora- 

 toires, il était beaucoup moins facile d'obtenir un 

 notable abaissement, qu'une élévation, même 

 considérable, de température. Les recherches de 

 M. Cailletet et de M. Pictet avaient fourni des ré- 

 sultats intéressants au point de vue de la réfrigé- 

 ration; le premier de ces savants a doté les labo- 

 ratoires d'un nouvel instrument, le cnjog'ene, qui 

 nous parait appelé à rendre de grands services : il 

 se compose de deux vases concentriques en cuivre 

 nickelé ; un serpentin circule dans le vase intérieur 

 qui est rempli d'alcool; l'une de ses extrémités est 

 à l'extérieur, l'autre vient déboucher dans l'espace 

 annulaire. Pour se servir de l'appareil, on met le 

 serpentin en communication avec une bouteille à 

 acide carbonique liquide dont on ouvre le robinet. 

 La vaporisation de l'acide liquide, puis la détente, 

 amènent une réfi'igération énergique, qui peut 

 amener la température à — 70"; pour amener trois 

 litres d'alcool à cette température, il suffit de 

 dépenser environ 2'''-"",S00 d'acide carbonique li- 

 (juide. 



Nous voudrions bien parler des effets observés à 

 basse température par M. Pictet; mais il doit com- 

 pléter ultérieurement l'indication des résultats 

 obtenus, et nous pensons qu'il est préférable 



