L. OLIVIER. — LE DEUXIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHYSIOLOGIE 



745 



poulie à laquelle il est relié au moyen d'un lîl tendu 

 par un contrepoids. La poulie, dont l'axe porte la 

 plume {p), fait partie d'un cône en bois {G) d'une 

 extrême légèreté, creusé de six gorges qui, pour 

 un même déplacement du flotteur, peuvent offrir 

 six vitesses angulaires différentes. 



La potence {po) qui porte l'axe du cône est mue 

 par une crémaillère (Cr) qui permet le déplacement 

 horizontal du cône et la substitution d'une pou- 



vient particulièrement à la recherche des varia- 

 tions de la température. Il suffit, pour en faire 

 un thermographe, de relier la branche libre à un 

 explorateur ad hoc '. 



Après avoir inscrit l'échauffement, on peut ins- 

 crire la courbe et fi.xer la loi du refroidissement; 

 il suffit de changer le zéro par la manœuvre qui 

 fait descendre le tube raanométrique, et d'amener 

 la plume sur la nouvelle abscisse choisie. 



C /'^ 



Fig. 10. — Thermographe de M. Laulanié. 

 /, tube en U rempli d'eau à mi-hauteur et dont la branche libre est munie d'un flotteur en bougie; — C, conc 

 portant la plume; — po, potence; — Çr, crémaiUére agissant sur le cône; — Ce' crémaillère agissant sur 

 le tube manométrique et servant à déplacer le zéro ; — F, vis de réglage pour l'exacte application de la ijlunie. 



lie à l'autre. Le tube manométrique est également 

 actionné par une crémaillère [Cr] qui permet de 

 déplacer le zéro et de choisir sur le cylindre ins- 

 cripteur telle abscisse que l'on veut. Enfin le 

 support qui soutient l'ensemble est pourvu de 

 trois vis calantes et l'axe est mû par une vis de 

 réglage (F), à l'aide de laquelle on gradue l'appli- 

 cation de la plume sur le cylindre inscripteur. 

 Comme on le voit, ce manomètre aune sensibilité 

 variable, dont les limites sont données par les vi- 

 tesses angulaires de la plus grande et de la plus 

 petite des poulies ; il peut ainsi s'approprier à 

 l'étude des phénomènes les plus différents. 11 con- 



§ 2. — Dosage des gaz absorbés et exhalés. 



11 est, comme on sait, très important d'inscrire, 

 en même temps que la variation de la chaleur, 

 celle des échanges respiratoires. C'est à quoi 

 M. Laulanié utilise aussi le précédent appareil. 



' C'est ainsi qu'au moyen d'un explorateur rectal et en em- 

 ployant la vitesse angulaire la plus grande, on peut inscrire 

 les ctl'ets thermiques de la tctanisation électrique d'un chien. 

 La plume abandonne l'abscisse dès les premiers moments et 

 la courbe s'élève avec une vitesse qui varie avec le nombre 

 et l'intensité des excitations. On agit facilement sur cette vi- 

 tesse, soit en fermant la gueule do l'animal pour l'empêcher 

 de lutter contre l'écliaufl'emeut par la polypnée, soit en lui 

 apijliquant une cniivor-tin'o. 



