CH.-ED. GUILLAUME. — LES IDÉES MODERNES SUR LA THERMOMÉTRIE 



79 



figure 3 représente l'appareil employé dans ce but. 

 La glace très propre finement râpée est placée dans 

 la cloche, ou elle est lavée à l'eau distillée. Après 

 avoir laissé écouler l'excédent d'eau, ot comprimé 

 la glace avec un morceau de bois, on y perce un 

 trou dans lequel ou introduit le thermomètre. La 

 glace doit rester trempée d'eau. 



V 



Supposons que nous ayons complèlemenl étudié 

 deux Ihermomètres étalons du même verre. Nous 

 avons déterminé leurs corrections de calibre, 

 leur coefficient de pression, la valeur de l'inter- 

 valle [0-100]. Nous les plaçons dans un bain, côte à 



l'iK. 3. 



Appareil pour la détermination du point zéro 

 des thermomètres. 



côte, et après avoir relevé leurs indications, nous 

 déterminons la position de leur zéro. Nous appli- 

 quons alors aux lectures les corrections déter- 

 minées individuellement sur chacun des thermo- 

 mètres. Quelle sera la concordance des lectures 

 ainsi corrigées ? 



On conçoit qu'il y a là une question vitale pour 

 la thermométrie. Si les lectures sont identiques, 

 nous pourrons établir, avec les thermomètres à mer- 

 cure étudiés individuellement une échelle déter- 

 minée, la réduction à l'échelle normale pourra être 



faite pour tous les thermomèti'es dès ((ue l'on aura 

 donné les corrections pour un d'entre eux. Dans 

 l'autre cas, il faudra pour chaque instrument faire 

 une graduation par comparaison, opération très 

 laborieuse, et impraticable avec toute installation 

 qui n'est pas de premier ordre. 



L'ancienne Thermométrie était très peu rassu- 

 rante à ce sujet; mais les recherches de ces der- 

 nières années ont conduit à des résultats des plus 

 encourageants. Un grand nombre de thermomètres 

 à mercure furent étudiés individuellement et com- 

 parés entre eux. Les indications réduites des ther- 

 momètres du même verre se sont trouvées iden- 

 tiques dans les limites des erreurs d'observation, 

 c'est-à- dire i'i 3 ou 4 millièmes de degrés près. La 

 difPérencejvofiaè^e en un point quelconque d'un ther- 

 momètre, et la moyenne d'un nombre infini de 

 thermomètres du même verre s'est trouvée, dans 

 un grand nombre d'observations, de l'ordre de 

 0,001 degré. 



Les indications des thermomètres de verres 

 différents ne sont pas semblables, mais elles s'écar- 

 tent d'une manière systématique, elles divergences 

 peuventêtre résumées dans une équation [telle que 

 3), note p. 7ol, dans laquelle il suffit d'introduire 

 un, deux, ou au maximum trois paramètres pour 

 repr(''senter très exactement finîtes les observations. 

 Le diagramme (fig. 'i) montre les divergences entre 



*0.15 



Cristaf 



Fis;. 



Kxcés de diverses échelles thermométriques 

 sur l'échelle normale. 



diverses échelles tliermomélriques et l'échelle nor- 

 male prise comme axe des abscisses. 



Le verre d'Iéna suit de très près le verre dur. 



VI 



Procédés divers. — Le thermomètre à mercure est 

 l'instrument idéal dans tout le domaine qui lui 

 convient. Mais, d'une part, ses indications sont 

 nécessairement limitées à la température de con- 

 gélation du mercure (— 39° environ), etàsa tempé- 

 rature d'ébullition. sous les pressions que l'on 



