R. DUBOIS. 



L'INSENSIBILISATION CHIRURGICALE 



aoi 



gaz, l'exactitude du titrage de la machine à anes- 

 thésier. 



La nouvelle machine à anesthésier (fig. 3) se 

 compose 1° d'un corps de pompe ; 2° d'un verseur 

 automatique; 3° d'un vase évaporaloire. 



Le coi-ps de pompe renferme un piston d'un nio- 



mulera dans l'appareil. Le débit du mélange titré 

 sera donc continu. 



Le masque à soupapes dont on se servait avec 

 les gazomètres et dont les clapets en se déran- 

 geant pouvaient constituer une cause d'accidents 

 a été remplacé par un masque sans soupapes 



Fii' 2 : montrant les dimensions i-eliilives des gazomètres et de la machine à, anesthésici- : l'opérateur vérifie le titra^'e de la 

 machine au moyen des gazomètres. — A, grands gazomètres conjugués ayant servi aux premières applications cliniques 

 des mélanges titrés. — a cylindre renfermant le mélange. 



b, cuve renfermant un manchon intérieur et une mince couche 



d'eau dans' laquelle s'enfonce lecvlindre «. — B, machine à anesthésier de R. Dubois. — C, boite destinée à renfermer la 

 machine cl pouvant servir de support. — t, tube nasal. — /', tube buccal écarteur des mâchoires et abaisseur de la langue. 



po' 

 /n, masque inhalateur sans soupapes. 



dèle spécial qui est mis en mouvement par la ma- 

 nivelle ni. A la fin de chaque course de ce piston, 

 un volume d'air déterminé a pénétré dans le corps 

 de pompe, entraînant avec lui une quantité exac- 

 tement mesurée de chloroforme déversée dans le 

 vase évaporaloire e, par la descente du piston 

 plongeur /; dans le récipient / contenant le chlo- 

 roforme. Ce mélange sera chassé du corps de 

 pompe dans la course inverse du piston pendant 

 qu'une nouvelle quantité de mélange titré s'accu- 



RïVUK GKNÉRAI.K, 1891. 



m, tig. 2 et E, flg. 3) qui permet au patient de res- 

 pirer dans un courant d'airanesthésique litre, sans 

 aucune gène possi])le (fig. 4). De cette façon, la vi- 

 tesse avec laquelle on débite le mélange titré n'offre 

 aucun danger, et le seul inconvénient qui puisse 

 résulter d'une marche trop lente est de permettre 

 la respiration de l'air libre qui amène le réveil. 

 Pour les opérations de la face ou des premières 

 voies respiratoires on peut remplacer lé mastiue 

 inhalateur par un tuyau nasal \f. lig. 2 et G. iig. 3 



ir 



