la 
Mitteilung, Kurve a und b), nämlich ebenfalls eine Ver- 
kürzung der Anstiegszeit während der Vaguseinwirkung, 
Nun folgt aber der Ausschlag des Kapillarelektrometers 
der einwirkenden elektromotorischen Kraft mit einer end- 
lichen Geschwindigkeit, die je nach den Dimensionen der 
Kapillare verschieden ist: es gibt „rasch reagierende* 
und „langsam reagierende“ Kapillaren. Den wirklichen 
Verlauf des Aktionsstromes muß man sich aus der Kurve 
des Kapillarelektrometers erst durch Messung oder Kon- 
struktion ableiten. Tut man dies, so findet man am 
Aktionsstrom, soweit es sich fesstellen läßt, keine Ver- 
kürzung der Anstiegszeit mehr, die Kurve erreicht vor 
und während der Vaguswirkung ungefähr gleichzeitig ihr 
Maximum. Die (der Veränderung der Kontraktionskurve 
ähnliche) Verkürzung der Anstiegszeit an der Kapillar- 
elektrometerkurve beruht auf der langsamen Reaktion des 
Apparates, auf welchen der Aktjonsstrom einwirkt. Nun ist 
zwar die Ähnlichkeit zwischen der Übertragung des 
Aktionsstromes in den Ausschlag des Kapillarelektrometers 
einerseits und der Auslösung des Kontraktionsvorganges 
durch den Erregungsprozeß im Muskel andererseits eine 
ganz oberflächliche, die Gesetze, nach denen die Über- 
tragung erfolgt, sind gewiß in beiden Fällen grundver- 
schieden (mechanisches Latenzstadium und Kontraktions- 
rückstand am Muskel; zu beiden fehlt am Kapillarelektro- 
meter das Analogon). Trotzdem kann man durch den 
Vergleich beider noch eine weitere Folgerung recht an- 
schaulich machen. Denkt man sich einen und denselben 
rasch ansteigenden und sodann langsanı absinkenden 
Aktionsstrom (die ausgezogene Kurve a in Figur 2) ein- 
mal mit einer sehr rasch, das anderemal mit einer sehr 
langsam reagierenden Kapillare aufgenommen, so würde man 
Kapillarelektrometerkurven erhalten, wie sie in den ge- 
strichelten Kurven rund t in der Textfigur 2 schematisch 
angedeutet sind, wo r von dem rasch reagierenden In- 
strumente, t von dem langsam reagierenden herrühren würde. 
