VII 



Den Zeitimgsredaktioueu wird der Dank für die Auf- 

 uahme der Einladuugea zu den Sitzungen ausgesprochen. 



Dem Dinner des physikalischen Institutes wird eine 

 Remuneration von 10 fl. zugesprochen. 



Hierauf wird zu den Neuwahlen geschritten. Nach 

 Abgabe der Stimmzettel hält Prüf. Dr. v. Vint seh gau 

 den angeküudigten Vortrag: 



„Ueber eine Modification des Brucke'schen 

 Schistoskopes und die Helligkeitsempfind- 

 lich k e i f. 



Herr Arnold D urio- deuionstrierte einen von Dr. Karl 

 Stainor, ehemals Assistenten am physiologischen Institute, 

 construierten einfucheu Tropf apparat für Mikro- 

 tome mit automatischer Sperr Vorrichtung. 



Derselbe gestattet beim Schneiden eine beliebige 

 Menoe von Flüssiijkeit auf das Messer fliessen zu lassen 

 und sperrt sich selbstthätig, sobald man will, wieder, so- 

 dass während der jedesmaligen Schiitteuführung ein Mit- 

 tropfen nicht stattfindet. 



Der Apparat besteht aus einem erhöht gestellten 

 Reservoir für die Flüssigkeit, einem ca. 50 cm langen, 

 5 — H mm weiten weichen Kautschukschlauche und einem 

 Ständer mit der in allen Richtungen verstellbaren Aus- 

 flussöifnung, einer ausgezogeueu, an der Spitze etwas ge- 

 bogenen Glasröhre, welche das andere Ende des Schlauches 

 aufzunehmen hat. 



Am Mikrotome wird am Beginne der Schlittenbahn 

 ein Quetschhahn aus elastischem Messingdraht so ange- 

 bracht, dass der Druck des aukommendeu Messerschlittens 

 ihn öffnet und der Flüssigkeit in deui am Quetschhahn 

 in Verschiebung geschützten Schlauche freie Bahn lässt. 



Durch längeres Verweilen am Beginne der Bahn, 

 oder durch Höherstellen des Reservoirs lässt sich die 

 Quantität der austropfeuden Flüssigkeit beliebig regeln. 



