— 91 — 



verschiedene lustruineute zu aichen; ein Mittel, von welchem 

 ja bekanntlich in neuerer Zeit immer mehr Gebrauch ge- 

 macht wird. 



Den inneren Widerstand der Normalelemente hat 

 man bisher weniger beachtet, da es ja bei ihnen in erster 

 Linie doch nur auf eine gewisse, stets gleiche und genau 

 angebbare electromotorische Kraft ankommt. Der innere 

 Widerstand ist aber doch nicht ganz ohne Einfluss auf 

 die Verwendbarkeit des Elements. Es ist ganz sicher, 

 dass Elemente mit kleinem inneren Widerstände viel öfters 

 und viel besser verwendet werden können, als solche mit 

 grossem. 



Zunächst muss man sich nur vor Augen halten, 

 dass bei der Vergleichuug der electromo torischen Kraft 

 irgend eines Elements mit einem Normalelement, das 

 Electrometer nur selten verwendet wird. Bei diesem In- 

 strument kommt es ja bekanntlich auf den Widerstand 

 nicht an. Abgesehen von anderen Umständen, wird man 

 dort, wo die grösste Genauigkeit angestrebt wird, am 

 liebsten zum Galvanometer greifen. Bedient man sich 

 nun des Galvanometers, dann spielt der innere Widerstand 

 immer eine, manchmal sogar recht bedeutende KoUe; ja 

 selbst bei Compensationsmethoden wird zum mindesten 

 die Empfindlichkeit des Verfahrens vom Widerstand ab- 

 hängen. Von besonderer Bedeutung ist aber ein geringer 

 innerer Widerstand des Normalelements bei der Aichung 

 von Galvanometern mit dick- oder mitteldrahtigeu Kollen, 

 wie sie etwa zur Messung von thermoelectrischen Strömen, 

 von Selbstinductionscoefficienten u. s. w. benützt werden 

 Wenn man bei der Aichung eines solchen Galvanometers 

 nicht viel mehr als eine Genauigkeit von 0"1 ^/o anstrebt, 

 so thut man am besten, das Galvanometer direct mit 

 einem grossen Widerstand und einem Normalelement in 

 einen Kreis zu schliessen, wobei man durch Regulirung des 

 Widerstands einen passenden Ausschlag zu erhalten trachtet 



