— 92 ^ 



Beim Clark'schen Element braucht man iu dieser 

 Beziehung nicht zu ängstlich zu sein und kann ganz gut 

 bis zu Widerständen von 20000 ja selbst 10000 Ohm 

 her untergehen. Kennt man den Widerstand des Elements 

 ungefähr und ist er nicht zu gross, so kann man ihn bei 

 der Berechnung der Stromstärke entweder ganz vernach- 

 lässigen, oder soweit berücksichtigen, dass man bei der 

 Aichung die augestrebte Genauigkeit erreicht. 



Es ist also sicher von Vortheil, den Widerstand der 

 Elements möglichst niedrig zu halten und dann die Grösse 

 desselben ungefähr zu kennen. Die Bestimmung des Wider- 

 stands eines einzelnen, speciell Clark'schen Elements ist 

 nun keine leichte Sache; ja sie ist überhaupt erst in letz- 

 terer Zeit durch eine von Nernst ^) angegebene Methode 

 gut ausführbar geworden. Bei zwei Zellen lässt sich der 

 Widerstand leichter bestimmen, indem man sie gegen 

 einander schaltet; man ist bisher auch meisteutheils in 

 dieser Weise vorgegangen. 



Nachfolgend sollen nun einige Methoden beschrieben 

 Averden, die in manchen Fällen bei der Bestimmuug des 

 inneren Widerstandes von Normalelementen gute Dienste 

 leisten dürften. Anknüpfend an die Beschreibung dieser 

 Methoden sollen sodanu einige Messungen über die Ab- 

 hängigkeit des inneren Widerstandes einiger Clarkzellen 

 von der Temperatur mitgetheilt werden. 



Beschreibung der Methoden. 



Methode A. 

 Bekanntlich besteht eine Methode der Bestimmung 

 des inneren Widerstands eines Elements darin, dass man 

 einmal die electromotorische Kraft, sodann aber die 



») Nernst und Haagn. Zeitschrift für Electrochemie (1896) 

 Nr. 23 ; auch : Haagn „lieber den inneren Widerstand galvanischer 

 Zellen", Inauguraldissertation, Göttingen 1897. 



