94 — 



Fiillapparats. Die Manipulatiou mit dim Apparat ist jedoch 

 in diesem speciellen Falle etwas umständlich, auch ist er 

 nicht überall zu haben ; ich habe daher für solche Messungen 

 einen eigenen Contactschlüss'.'l construirt, der sich für die 

 Bestimmung des Widerstands nach dieser Methode als sehr 

 brauchbar erwiesen hat^). 



Der Contactionsschlüssel besteht aus einem prisma- 

 tischen Hebel (Fig. 1) H H aus Hartgummi, welcher um 



') Solche Schlüssel sind übrigens schon in verschiedenartigen 

 Abänderungen construirt worden, und es dürfte vielleicht in dem 

 Falle nur die Verwendung des Contactschlüssels zu dem hier be- 

 schriebenen Zwecke neu sein. 



