— 98 — 



Durch Comrautiren von E bekommt mau übrigens leicht 

 den von E herrührenden Galvanometerausschlag. Entfernt 

 man sodann aus dem Nebeuschluss die beiden Elemente 

 und bringt dafür einen bekannten Widerstand w (von 

 der Grössenordnung wie 2r) an, so ist jetzt 



.,_ Ew 

 ^ ~ Wp' 

 Sind a u. a' die, der Coramutirung von E entsprechen- 

 den Stellungsunterschiede der Galvanometernadel, so ist 



a 



2r = w ^- 



Die beiden Elemente im Nebenschluss sind entgegeu- 

 geschaltet und liefern beinahe gar keineu Strom; sie 

 werden nur vom einem Strom durchflosseu, dessen Stärke 

 von E und W abhängt. Bei einem halbwegs empfind- 

 lichen Galvanometer mit feindrahtigen Rollen bekommt 

 man für einen Nebenschlusswiderstand von 50 — 100 il 

 gut messbare Ausschläge, wenn man für W Werthe von 

 oOOOO— 100000 ß und für E 1 bis 2 Volt nimmt. Nach 

 diesem Verfahren bekommt man die Summe der Wider- 

 stände der beiden Elemente und man kauu den Wider- 

 stand eines einzelnen Elements erst dann bestimmen, wenn 

 man noch ein drittes Element zu Hilfe nimmt und sie 

 dann paarweise combinirt. 



b. Eine kleine Abänderung dieses Verfahrens gestattet 

 uns den Widerstand eines einzelnen Elements direct zu 

 bestimmen. Wir legen jetzt nur ein Element in den 

 Nebenschluss, das zweite aber in die Galvanometerleituug, 

 wie dies aus der Fig. 2 zu ersehen. Bezeichnen wir jetzt die 

 electromotorische Kraft im Galvauometerzweige mit y] (Fig. 2) 

 die im Nebenschluss mit e, die im Hauptzweige mit E 

 und die Widerstände resp. mit p, r und W, so ist die 

 Stromstärke im Galvanometerzweige 



._ (E-f 7j)r— (e — •rj )W 



