— 107 — 



eiue genaue Bestimmuug des Widerstandes unmöglich ist. 

 Für alle mit dem Galvanometer vorzunehmendeu Beob- 

 achtungen ist dieses Element ganz unbrauchbar. Der 

 Widerstand des Elements 159 wurde nun nach Methode A 

 bestimmt. Methode B Hess sich wegen der Höhe des 

 Widerstands nicht anwenden. Um aber doch die Messung 

 auch nach einer anderen Methode auszuführen, habe ich 

 die gewöhnliche Ohm'sche Methode angewendet, indem ich 

 das Element einmal durch lOÖOO und dann durch 20000 Ü 

 schloss. Die Versuche machte ich bei zwei verschiedenen 

 Temperaturen, um wenigstens einen kleinen Aufschluss 

 über den Einfluss der Temperatur zu gewinnen. Nachfolgend 

 ist das Kesultat verzeichnet. 



Clark's Normalelement Nr. 159 von Faess. 

 Temp. r 



Methode A Ohm's Methode 

 20-8« 8620 ü 8350 ü 



11-0 30790 „ 29290 „ 



Dieses Element hat also einen sehr hohen inneren 

 Widerstand und eine auffallend grosse Abhängigkeit von 

 der Temperatur. Sollten alle Fuess'schen Normalelemente 

 so hohe Werthe des Widerstandes und ein ähnliches Ver- 

 halten desselben gegen Temperaturänderungen aufweisen, 

 dann wäre hiedurch ihre Brauchbarkeit sehr beeinträchtigt^ 

 In diesem Falle stimmen die nach beiden Methoden 

 erhaltenen Werthe viel besser überein als früher ; der 

 Grund der nicht vollkommenen Uebereinstimmung dürfte 

 übrigens hauptsächlich in der üngenauigkeit der Messungen 

 nach der Ohm'schen Methode zu suchen sein. 



5. lieber den Widerstand der hier untersuchten Ele- 

 mente bei verschiedeneu Temperaturen iolgt aus diesen Beob- 

 achtungen Nachstehendes. Für C und E ergaben die Messun- 

 gen eine etwas geringere Abhängigkeit von der Temperatur 

 als sie Herr Wulf für das Element C gefunden hat. Aller- 

 dings ist in diesen Beobachtungen nur die Summe der 



