54 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 



Algunas consideraciones sobre el análisis bacteriológico del aire 



J. SUAREZ DE FIGUEROA 



Las técnicas seguidas por los distintos autores en el análisis bacterio- 

 lógico del aire, presentan defectos que deben ser corregidos. Elijamos 

 cualquier método, el de Petri, el de Laverán, etc., y veremos que en el 

 procedimiento de Petri, después de hacer pasar la corriente del aire 

 que se quiere analizar por arena fina, tenemos que descomponer el apa- 

 rato, quitando uno de sus tapones y la pequeña rodaja de tela metálica 

 que cierra cada extremo del tubo, tenemos que sacar una ligera porción 

 de arena para llevarla á la placa de Petri, y por todo esto es ya imper- 

 fecta la técnica, porque en este tiempo se pueden incorporar otros gér- 

 menes á los que del aire se recogieron. 



Además, no sabemos con exactitud la cantidad de arena llevada á la 

 placa de Petri, y por lo tanto, no podemos establecer la proporción de 

 cuántos gérmenes corresponden á la totalidad de arena contenida en el 

 aparato ; tampoco nos es posible pesar la arena para así establecer esta 

 proporción, porque en este tiempo se incorporarían gérmenes á la arena, 

 cosa que debemos evitar. Con el aparato de Laverán, siendo uno de los 

 mejores procedimientos que hay, también encontramos en él algunas 

 faltas, como es la de llevar tapones de goma; como el aparato tiene que 

 ser esterilizado, sometiéndole á una presión de dos atmósferas y una tem- 

 peratura de más de 100°, estos tapones se estropean, pierden su elastici- 

 dad y no se adaptan bien al tubo, pudiendó caerse y estropear la técni- 

 ca; además, los modelos de este aparato presentan una raya en el primer 

 tubo, raya que indica hasta dónde debe llegar el agua azucarada, por la 

 cual se filtrará el aire ; mucho más práctico sería que dicho tubo llevase 

 una serie de divisiones, y asi sabríamos con toda exactitud la cantidad 

 de agua que del tubo habíamos sacado con la pipeta para llevar á la 

 placa de Petri. Parecidas consideraciones podríamos hacer sobre los apa- 

 ratos empleados por Wurtz, Salomonsen, Koch, Miquel, etc. 



Nosotros hemos ideado y construido un aparato para el análisis bacte- 

 riológico del aire, que nos parece da las más grandes garantías. Consiste 

 en un tubo que lleva en su parte superior un tapón que le cierra perfec- 

 tamente; dicho tapón lleva un agujero en su parte central, por él pasa 



