NUEVO CARDIÓGRABO DIRECTO Ó CARDIOMIÓGRAFO 105 



y aun se les puede librar de las oscilaciones respiratorias suspendiendo 

 momentáneamente la respiración. 



El cardiomiógrafo puede aplicarse también, sin daño del animal, adi- 

 cionando al vástag-o vertical una aguja doblada en ángulo recto, análoga 

 á la inventada por Laulanié para su cardiógrafo. Esta aguja se introduce 

 á través del espacio intercostal, de suerte que su porción horizontal quede 

 entre el corazón y la pared torácica ; cuando su parte vertical ó mango 

 indica con sus oscilaciones que responde bien á los movimientos cardía- 

 cos, se enchufa al vastago vertical y éste los transmite á la palanca es- 

 cribiente. 



Pesos añadidos al brazo corto de la palanca, y que pueden avanzar ó 

 retroceder, acercándose ó alejándose del punto de apoyo, sirven para 

 equilibrar cuanto se quiera el peso del brazo largo escribiente. El vasta- 

 go vertical está articulado en charnerla con la palanca horizontal para 

 facilitar la transmisión del movimiento, y todas las piezas son movibles 

 en los pianos vertical y transversal, para la fácil situación de los vasta- 

 gos que han de apoyarse en el corazón. Las palancas van apoyadas 

 entre puntos, y pueden cambiarse por otras más pesadas ó ligeras, se- 

 gún convenga ; también puede graduarse en el brazo largo la amplia- 

 ción que se desea para el trazado y es de advertir la forma del punzón 

 escribiente, que permite la inscripción de dos gráficas paralelas que 

 comienzan en la misma generatriz del cilindro. 



El cardiomiógrafo que tengo el gusto de presentaros ha sido proyecta- 

 do y construido, siguiendo mis indicaciones, en el laboratorio de auto- 

 mática que con tanta utilidad para la ciencia española dirige mi sabio 

 amigo D. Leonardo Torres Quevedo, y aprovecho esta ocasión para tes- 

 timoniarle mi gratitud, en la que va comprendida el jefe de talleres, 

 Sr. Costa. Entrambos han mostrado el mayor interés en atender mis 

 indicaciones, y las han realizado á medida del deseo. 



Me ocupo ahora del ensayo del cardiomiógrafo, y aquí manifiesto al- 

 gunos de los cardiogramas y pneumocardiogramas que he obtenido en el 

 conejo. Son satisfactorios estos ensayos, porque en los unos y los otros 

 se marca la forma típica de la contracción ventricular y en los cardio- 

 gramas se nota también el sístole de las aurículas; mas es seguro que 

 en el curso de mis experimentos advertiré algún defecto que corregir 

 ó alguna mejora que adelantar. Estas correcciones ó mejoras, la des- 

 cripción detallada del aparato y las gráficas comprobadoras de su fun- 

 ción, serán objeto de otro trabajo que en breve publicaré. 



#®# 



