106 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 



Un nuevo modelo de miógrafo de inscripción rectilínea 



M. MENENDEZ POTENCIANO 



Con motivo de una comunicación referente á Estudios miográficos, que 

 pienso dirigir al Congreso que se ha de celebrar en Granada en el mes 

 de Junio del presente año, organizado por la Asociación española para 

 el progreso de las ciencias, he comenzado una serie de trabajos experi- 

 mentales relativos al fenómeno de la contracción muscular, y como,quie- 

 ra que yo considero de modo algo distinto á como lo hacen la generali- 

 dad de los autores que de esta materia se ocupan, algunos de los puntos 

 que con la fase de acortamiento se relacionan, atribuyendo yo como pri- 

 mera causa de que las gráficas no representen fielmente el acortamiento, 

 á defectos propios de los miógrafos, cualquiera que sea el modelo de los 

 hasta el presente inventados, he creído conveniente para fundamentar 

 mis asertos hacer construir uno, cuya disposición y manera de funcionar 

 é inscribir se diferencia en absoluto de todos los demás. 



El modelo que tengo el honor de presentar ha sido construido en el la- 

 boratorio de automática, y me complazco en rendir un tributo de grati- 

 tud á su Direcetor el sabio ingeniero Sr. Torres Quevedo, tan conocido 

 en España como fuera de ella por sus famosos inventos, así como tam- 

 bién al laborioso é inteligente jefe de los talleres, Sr. Costa, por el inte- 

 rés y el acierto que han desplegado en la confección de este aparato. 



Las ventajas que creo son de reconocer en el miógrafo por mí inventa- 

 do son las siguientes : 



Primera. La inscripción, en lo que á la intensidad ó amplitud se refie- 

 re, es exactamente igual á la que el músculo produce en su contracción, 

 siendo perfectamente medida por el aparato, como puede comprobarse 

 directamente^sobre la gráfica y el músculo. 



Segunda. La gráfica es trazada por líneas rectilíneas y no por curvas, 

 como lo hacen todos los miógrafos conocidos, y de este modo se evita una 

 de las causas de deformación en los aparatos autográficos. 



Considero yo que siempre que los órganos al entrar en función puedan 

 dar una gráfica de suficiente amplitud que nos represente fielmente dicha 

 función y en la cual podamos estudiar diferencias por las acciones de 

 agentes ó circunstancias que sobre ellas influyan para el mejor conoci- 

 miento del fenómeno, debemos preferirla á aquella otra que, por haber 



