NUEVO MODELO DE MIÓGRAFO DE INSCRIPCIÓN RECTILÍNEA 107 



sido obtenida valiéndonos de medios amplificadores, no inscribe fielmen- 

 te el fenómeno en sus funciones más importantes, cuales son la amplitud 

 y la forma. 



Por estas razones, creo justificado el empleo del miógrafo de inscrip- 

 ción rectilínea, con el que me parece se corrigen los defectos indicados 

 anteriormente y se satisfacen todas las necesidades que pueda exigir una 

 buena experimentación. 



No obstante, si por circunstancias especiales de investigación necesi- 

 táramos obtener gráficas de mayor amplitud y no quisiéramos recurrir 

 al procedimiento tan fácil y sencillo de ampliar la gráfica obtenida por 

 el megáscopo ó cualquier otro procedimiento fotográfico de ampliación, 

 podemos adaptar á nuestro miógrafo la pieza accesoria que lleva, con la 

 que, y sin que pierda su pureza la inscripción rectilínea, se aumenta ésta 

 cuatro veces en su amplitud. 



El aparato consta de un pequeño cilindro de acero, hueco en casi toda 

 su longitud para disminuir su peso, y colocado en posición horizontal 

 mediante un mecanismo que con el menor rozamiento permite su movili- 

 dad en esta dirección ; el mecanismo está constituido por dos pequeñas 

 poleas distanciadas y colocadas la una delante de la otra, sobre las cua- 

 les se apoya el cilindro, y encima de éste y de cada una de ellas, un li- 

 gerísimo rodillo de acero. De este modo se encuentra el cilindro mante- 

 nido en su posición, siendo tal su sensibilidad que basta inclinar ligera- 

 mente el aparato para que el cilindro se ponga en movimiento. En uno de 

 sus lados lleva una pinza para fijar la palanca escribiente, que es condu- 

 cida en la misma dirección en que se mueve el cilindro, y en el punto 

 opuesto al de la palanca un índice que recorre la escala grabada en la 

 platina. Para que la palanca no sufra oscilaciones verticales, hay un vas- 

 tago de aluminio que va desde la parte inferior del cilindro á terminar 

 en una ruedecita que corre por una ranura hecha en la platina del mió- 

 grafo. Del extremo anterior del cilindro sale un cordonete provisto en su 

 extremidad libre de un ganchito metálico para fijarlo en el tendón de 

 Aquiles del gastrocnemio de la rana, y del extremo posterior pende un 

 platillo, en el que se colocan los pesos cuya resistencia tiene que vencer 

 el músculo. 



Todo esto va montado sobre una platina metálica, en cuya cara supe- 

 rior va grabada una escala milimétrica, que nos mide la longitud del re- 

 corrido del cilindro producida por la contracción del músculo. En uno de 

 los bordes de la platina hay un anillo provisto de tornillo para fijarla en 

 el soporte; en su borde anterior dos pinzas con tornillos de presión para 

 colocar el corcho donde está la rana, y por último, en su cara inferior y 

 cerca del lado donde está el anillo de fijación al soporte, lleva un tornillo 



