SESIÓN DEL 16 DE JUNIO DE 1911 



ün nuevo estalagmómetro 



P. MAYORAL 



El estalagmómetro que tengo el honor de presentar, ha sido ideado con 

 objeto de emplearlo exclusivamente en la reacción de meiostagmia ó 

 de Ascoli. 



La mayor parte de los autores que han estudiado la reacción de meios- 

 tagmia, se han servido del estalagmómetro de Traube ; cuando tuve ne- 

 cesidad de estudiar la reacción de Ascoli, no poseía el citado estalagmó- 

 metro, y encargué á un instrumentista que lo pidiera con destino al La- 

 boratorio de Higiene de la Facultad de Medicina. Como el tiempo trans- 

 curría sin que el instrumento pedido llegara, me vi precisado á impro- 

 visar un estalagmómetro que, tras sucesivas modificaciones, se ha trans- 

 formado en el que hoy me decido á presentar, por estar convencido de 

 que llena cumplidamente el fin á que se destina, no obstante su sencillez 

 y poco coste. 



El instrumento está construido con tubo de cristal del que se emplea 

 en los barómetros ; una de sus extremidades está estrechada y la otra se 

 bifurca, quedando abierto uno de los tubos que resultan de la bifurca- 

 ción, y en el otro está adaptada una pera de goma de las que se utilizan 

 para ventosas. En la parte media del tubo principal del instrumento, exis- 

 ten dos dilataciones esféricas de 2 cent. cúb. de capacidad; por encima 

 y por debajo de una de las esferas hay grabadas dos líneas circulares. 



Para usar el estalagmómetro, se le sujeta en posición vertical con la 

 pinza de un soporte aplicada al trozo de tubo comprendido entre la bi- 

 furcación y una de las esferas, de modo que la extremidad delgada 

 quede en la parte inferior y á unos 20 centímetros por encima del pie del 

 soporte. Se lava el interior del estalagmómetro haciendo penetrar en las 

 dos esferas agua destilada y después éter, y, por último, se seca el ins- 

 trumento flameándole con una llama de alcohol. 



Para llenar de líquido el estalagmómetro, se comprime la pera 



10 



