﻿XV 



Nach vielen sehr zeitraubenden und vergeblichen Ver- 

 suchen, einen genügend haltbaren und sonst geeigneten 

 isolirenden Ueberzug der Drähte zu finden, wählte ich 

 an Stelle der Drahtspiralen dünne mehrfach hin und her 

 gewundene Glasröhren von l / 4 bis y 2 mm innerem Durch- 

 messer, von einer Länge bis zu 50 cm, welche mit pa- 

 rallel und vertikal nach aufwärts gebogenen in kleine 

 Trichter ausgehenden Enden versehen waren. Diese mit 

 Quecksilber gefüllten Röhrchen ersetzten die Drahtspiralen. 



Der andere Uebelstand, dass die Widerstände dieser 

 Leiter sich wegen Temperaturäuderungen oder aus anderen 

 störenden Ursachen ändern konnten, wurde auf folgende 

 Weise beseitigt: 



Die beiden Widerstände bildeten die beiden Zweige 

 einer Wheatstone'schen Brückenvorrichtung, deren Brücke 

 ein empfindliches Galvanometer enthielt. Die beiden cor- 

 respondirenden Brückenzweige waren von grösserem 

 Widerstände gewählt und durch eine Contactvorrichtung 

 am Ende der Brücke veränderlich, so dass deren Verhält- 

 niss bis zur Stromlosigkeit des Galvanometers abgeändert 

 und gemessen werden konnte. 



Man konnte auf diese Weise den Aenderungen der 

 die Calorimeter erwärmenden Widerstände compensirend 

 folgen und von Minute zu Minute das Verhältniss der 

 letzteren bestimmen, um deren mittleres Verhältniss während 

 der ganzen Zeit abzuleiten. 



Eine Modification dieses Verfahrens besteht darin, 

 dass man die Widerstände der Brücke constant erhält, 

 indem man in die Endstücke der Quecksilberröhren ent- 

 weder Glasfäden oder Platiudrähte einsenkt, deren ein- 

 tauchende Länge man so variirt, dass das Galvanometer 

 stets auf stehen bleibt. Durch Einsenken der Glasfädeu, 

 wie durch Herausziehen der Platindrähte wird der Wider- 

 stand vermehrt. 



tricitätswerkes zu umgehen, scheiterte an dem Umstände, dass 

 auch dieser Strom elektrolytisch wirkte. 



