509 



Nachdruck verboten. 



Ein neuer Schädelträger. 



Von Dr. W. Peters, 



Assistent des anatomischen Instituts in Bonn. 



Mit 3 Abbildungen. 



Anläßlich von SchädelHemonstrationen und Schädelmessungen, die 

 im hiesigen Institute vorgenommen wurden, machte sich der Mangel 

 eines einfachen Schädelstativs bemerkbar. Diese Lücke füllt meines 

 Erachtens ein neuer von unserem Präparator Wilhelm Heyden in 

 sehr einfacher Weise konstruierter Sehädelträger aus, der sich sowohl 

 zur Demonstration von Schädeln als auch zu Schädelmessungen in 

 gleicher Weise eignet. 



Dieser Schädelträger (Abb. 1) — von dem Erfinder „Universal'' 

 benannt — besteht aus einem schmiedeeisernen Rohr (A) von 12 cm 

 Höhe: am unteren Ende des Rohres ist ein 

 eiserner dreischenkeliger Fuß angenietet. Die 

 drei Auflagen des Fußes sind nach unten ge- 

 bogen und tragen an ihren Enden je eine senk- 

 rechte Stellschraube {B). Am oberen Ende des 

 Stativs befindet sich ein eingenietetes flügel- 

 artig gebogenes Blech (C), das derartig ge- 

 arbeitet ist, daß es mit seinen beiden dem 

 Schädel zugekehrten Flächen den Gelenk- 

 flächen des Atlas gleicht. Weiterhin besteht 

 der Schädel messer aus einer langen, durch 

 das Innere des Stativs gehenden Schraube (D), 

 die an ihrem oberen Ende zwei nach unten 

 bewegliche Knebel trägt (E). Am unteren 

 Ende der Schraube befindet sich das Gewinde 



mit entsprechender Flügelmutter. Die Handhabung des Schädelträgers 

 ist eine außerordentlich einfache. Man lege den zu untersuchenden 

 Schädel mit der Basis nach oben auf den Tisch, dann führe man die 

 Schraube mit den zusammengeklappten Knebeln in das Hinterhaupts- 

 loch des Schädels ein und drücke dann mit dem linken Zeigefinger 



Abb. 1. 



