588 



leicht durch ein neues ersetzt werden, das mit einem heißen Eisen 

 sanft gegen den sitzenbleibenden Kitt angedrückt wird. 



Zu beiden Seiten des Loches und an der dem Beschauer gegen- 

 überliegenden Seite werden drei Löcher gebohrt. Die beiden seit- 

 lichen nehmen jedes eine dünne Glasröhre auf, so, daß diese mit der 

 Unterseite des Objektträgers abschließt und fest eingekittet wird. 

 Das dritte Loch enthält ein Thermometer, dessen Quecksiiber- 

 behälter gegenüber der Eöhre rechtwinklig gebogen ist. 



Ferner gehört zum Apparat ein dünnwandiges, kreisrundes Glas- 

 schälchen von 11 mm Höhe und 36 mm innerem Durchmesser. In 

 dessen Boden ist ein Platindraht eingekittet, der in einer länglichen 

 Öse endigt. Der Draht ist so gestellt, daß die horizontal stehende Öse 

 in die Mitte der Eingangsebene des Gläschens zu liegen kommt. 



Beim Gebrauch des Apparates verfährt man nun so. Das Prä- 

 parat wird auf die Mitte des Deckgläschens gelegt, das Glasschälchen 

 wird so gegen den Objektträger gedrückt, daß es alle vier Löcher um- 

 schließt und das Präparat von unten her festhält. Dann wird es mit 

 dem Wachskolophoniumkitt leicht und schnell festgekittet. 



Nun werden mit einer der beiden seitlichen Glasröhren zwei 

 Glasgefäße verbunden durch Vermittelung einer Y-förmigen Röhre, 

 die durch einen dreifach durchbohrten Hahn mit einer gewöhnlichen 

 Korkflasche verbunden ist. 



Nehmen wir an, daß sich im großen Meßgefäß Aqua destillata, 

 in der Bürette Farbflüssigkeit befindet, so kann ich jetzt durch passende 

 Einstellung des dreifach durchbohrten Hahnes Farbflüssigkeit in die 

 Glaszelle laufen lassen und zwar in beliebig schnellem Strom. Sie 

 wird durch die andere seitliche Glasröhre wieder ablaufen. Will ich 

 die Färbung unterbrechen, so stelle ich den Strom ab und öffne den 

 Hahn des großen Meßgefäßes. 



In kurzer Zeit wird das destilHerte Wasser die Farbflüssigkeit 

 ersetzt haben. Will ich jetzt den Schnitt mit einer anderen Flüssigkeit, 

 vielleicht mit einem Fixiermittel behandeln, so drehe ich den dreifach 

 durchbohrten Hahn so, daß der Inhalt der Bürette in das Korkglas 

 abfheßt, auch den Rest der Farbflüssigkeit in dem einen Schenkel 

 des Ypsilonrohres kann ich ins Korkglas ableiten. Dann spüle ich die 

 Bürette durch mit Aqua destillata und fülle sie mit dem Fixiermittel. 

 Der Strom destilherten Wassers wird abgestellt und das Fixiermittel 

 in die Glaszelle geleitet. 



Wenn ich die Temperatur der einströmenden Flüssigkeit erhöhen 

 oder erniedrigen will, schalte ich zwischen Glaszelle und Ypsilonrohr 



