Einf. Vorrichtung z.Wiederauffinclen wichtiger Stollen i. mikrosk. Präparaten. 503 



Theilung versehen. Ist ein Präparat eingestellt und mittelst der 

 Klemme fixirt, so wird entlang den Rändern der Branchen jeder- 

 seits mit scharfem Stift ein Strich auf die Etiquette gezogen, dann 

 durch kurze Querstriche jederseits 2 Theilstriche angezeichnet; 

 durch Beifügung von Ziifern wird bemerkt, welchen Strichen der 

 Scala diese aufgezeichneten Querlinien entsprechen, während die 

 Längsstriche die Stellung der Branchen fixiren. Da die letzteren 

 durch die Befestigung der Klemmen an 2 Stellen eine constante 

 Stellung einnehmen, so wird, sobald das Präparat entsprechend der 

 Bezeichnung eingestellt ist, die gewünschte Stelle wenigstens nahe 

 dem Centrum des Gesichtsfeldes zu finden sein. Es ist z. B. mög- 

 lich, ohne weiteres eine Hipparchia-Schuppe bei etwa 150facher 

 Vergrösserung, ohne dabei in das Mikroskop zu sehen, einzustellen. 

 Die Vorrichtung wurde von Seibert und Kr äfft auf meine 

 Veranlassung angefertigt. Da bei dem Selbe rt'schen Mikroskope 

 der tubus durch die eigenthümliche Parallelogrammführung bei der 

 feinen Einstellung ein wenig aus der Achse verschoben wird, so 

 ist natürlich die Genauigkeit der Ortsbestimmung ausser von der 

 Einstellung des Präparates auch von der Tubusstellung abhängig. 

 Wo das Stativ mit drehbarem Objecttisch versehen ist, kann man 

 dieser kleinen Ungenauigkeit leicht durch Benutzung der Stell- 

 schrauben, mittelst deren die Centrirung vollzogen wird, ausweichen. 

 Selbstverständlich kann man übrigens an diese einfache Vorrich- 

 tung nicht den gleichen Präcisions-Anspruch wie an complicirte 

 „Finder" erheben. 



