lieber einige Verbesserungen an Seibert, und Kraff't's Mikroskop-Stativ. 505 



in der Blendungshtilse üebst einer Gradtheilung in der Fassung 

 des polarisirenden Prisma einerseits, correspondirende Marken und 

 Einschnitte im Tubus, dessen Auszug und in der Ocularfassung ander- 

 seits ermöglichen, da der Tubus durch die vorher erwähnte Schienen- 

 führung eine feste Stellung zu seiner Axe hat, die Stellung des 

 Polarisators zum Analysator ohne jedes Ausprobiren von vorneherein 

 zu bestimmen. 



Der Tubus ist innen geschwärzt; dies ist bei den meisten 

 Instrumenten nicht der Fall; erst neuerdings ist dies von einem 

 englischen Autor ') hervorgehoben worden. Leider waren die Instru- 

 mente geliefert, ehe dessen Notiz mir bekannt war; es wäre zweck- 

 mässig, wenn nach dessen Muster das Ocular in einem der Tubus- 

 Oeffnung eingelegten Ringe glitte, um zu vermeiden, dass beim 

 Wechseln der Oculare abgescheuerte Partikel der Beize auf das 

 Objectiv fallen und das Gesichtsfeld verunreinigen. 



Durch einen relativ bedeutenden Durchmesser des drehbaren 

 Objecttisches ist ein wesentlicher Vortheil grosser Stative dem 

 mittelgrossen Instrument einverleibt. In Verbindung mit den auf 

 leichten Wechsel der Vergrösserung und schnelle Einstellung be- 

 rechneten Modificationen der Tubusführung u. s. f. dürfte es wohl 

 eine besondere Empfehlung als „Handmikroskop" verdienen. 



1) J. W. Groves. On a Means of obviating the Refleclion from the 

 Inside of the Body-tubes of Microscopes etc. Journ. of the R. micr. Soc. vol. III, 

 p. 225.. Fig. 14. 



