Versammlung der Sektion für Zoologie. (197) 



Bekanntlich schlägt sich bei längerem Arbeiten mit dem Prä- 

 pariermikroskope sehr oft der Atemdunst auf dem Objekttisch nieder. 

 Abgesehen vom Reinlichkeitsstandpunkte wird das besonders lästig, 

 wenn der Atemdunst mit dem Objektträger, beziehungsweise mit 

 der Präparierschale in Berührung kommt, weil dann infolge der 

 Adhäsion mit dem Objekttische das Hantieren mit den Präparaten 

 erschwert wird. Ferner wird es schon mancher unangenehm emp- 

 funden haben, daß bei Untersuchungen über einer stark riechenden 

 Flüssigkeit (Alkohol, Formol u. dgl.) der Dunst derselben direkt 

 eingeatmet wird. Endlich werden durch das Ausatmen leicht trocken 

 liegende Objekte weggeblasen. Diese Übelstände werden durch eine 

 einfache Vorrichtung, welche dem Referenten bereits gute Dienste 

 geleistet hat, beinahe vollständig beseitigt. Da sie vielleicht auch 

 manchem anderen nicht unerwünscht sein dürfte, sei sie hier kurz 

 besprochen. 



Der Respirationsschirm besteht aus dem eigentlichen Schirm 

 und einer Klemme, die mit einer Schraube an dem Lupenträger 

 des Präpariermikroskopes befestigt wird. Der Schirm bildet eine 

 nierenförmige Fläche von zirka 6 - 5 cm Länge und 35 cm Breite 

 und besteht aus einem wasserdicht imprägnierten Gewebe, welches 

 über einen Reif aus biegsamem, vernickeltem Kupferdraht locker aus- 

 gespannt ist. Die Enden des Drahtes liegen in der Mitte der ein- 

 gebuchteten Längsseite des Schirmes und sind in das Ende eines vier- 

 kantigen federnden Messingstiftes von 12 mm Länge eingelassen, 

 welcher in der Ebene des Schirmes quer aus demselben heraussteht. 

 Dieser Stift kann in ein entsprechendes viereckiges Loch der Klemme 

 hineingesteckt werden, und zwar so, daß der Schirm horizontal, 

 also parallel zum Objekttisch gerichtet ist. Das Stiftende, an 

 welchem der Draht befestigt ist, trägt eine kleine senkrechte Scheibe 

 mit fein gekerbtem Rande, welche als Griff beim Ein- und Aus- 

 schieben des Schirmes dient. 



Die zweimal rechtwinkelig umgebogene Klemme ist aus ge- 

 schwärztem Messing möglichst kompendiös, dabei aber solid kon- 

 struiert. Sie ist in Dimensionen (Innenhöhe 10 mm, Tiefe 12 mm) ge- 

 halten, welche wohl für den Lupenarm der meisten Präpariermikro- 

 skope ausreichen dürften, und wird an demselben mit dem Schrauben- 

 kopf nach unten befestigt. Letzterer ist eine horizontale kreisrunde 



