nacb einer Minute zu gerinnen an , und war erft in 

 6 Minuten völlig geftanden. Ochfen- und Schafblut gerinnt 

 fchneller als Menfclienlilut. 



Se'.bft Waffer und fcliwacher Wein wurden ohne 

 Nachtheil eingefpritzt, und das Inftrument nicht erwärmt. 



Der bei diefen Verfucheu gebrauchte Apparat be- 

 fteht aus der Spritze, der Taffe, den Röhren und dem 

 Geftell '). Die Spritze ift auf die gewöhnliche Weife 

 eingerichtet. Die, zur Aufnahme des Blutes beftimmie 

 Taffe ift trichterfönnig; nur die Röhren lind etwas zu- 

 lammengefetzt. Es finden fieh zwei und ein Hahn, der 

 nach entgegengpfeizten Richtungen gedreht werden kann. 

 Durch eine Röhre wird der Inhalt der Spritze au.'ge. 

 leert. Sie hängt an einem Knde mit der üiille, am an- 

 dern, wenn das Inftrument in Thätigkeit ift, mit dem, 

 in die Vene gebrachten Röhrchen zufammen, mit diefem 

 nurfo, dafs die F.nden beider über einander gleiten, lie 

 daher leicht getrennt werden köjinen, mit der Spritze 

 ift lie durch eine Schraube an der Seite derDiille beleftigt. 

 Die andere Röhre, welche das Blut \o\\ der Taffe 

 zur Spritze führt, ift an dem einen Ende mit dem Ende 

 der Dülle, am andern mit dem Grunde der Taffe ver- 

 einigt, alfo an beiden Enden rechtwinklich gekrümmt, 

 fo dafs diefe aufrecht fteht. Der Hahn bildet einen 

 1 heil der. Dülle, und wenn man mit ihm eine" Viertels- 

 dreliiing vornimmt, fo wird die Ausleerungsröhre geöffnet, 

 die Zutnltsrölire verfchloffen , oder umgekehrt, je nach- 

 dem man ihm eine oder die andere Stellung giebt. Die 

 ginze Vorrichtung fteht fenkrecht auf einem geraden 

 l'ioften, und der Boden, worauf diefer ruht, ift mit Blei 

 befchwert, damit das Schwanken des Inftrumentes die 

 Operation nicht ftören könne. Die Charniere find 

 luftdicht. Die Spritze ift von ftleffing, hält II Drachmen. 

 Die Alisleerungsröhre mufs aus fehr nachgiebigem Leder, 

 die Einirittsröhre k.inn aus dem biegfamen Metall , wor- 

 aus man Katheter macht, befiehen; erfteres damit, wenn 

 das Thier unruhig ift, die Röhre fielt nicht in der Vene 

 hin und lier bewegt, letzteres, damit die Taffe leichter 

 geC eilt werden kann. Aus demfclben Grunde mufs lieh 

 d' r Pfeiler, an dein die Spritze befeftigt ift, drehen 



i; Ö. Taf. 4. rig-ii- 



