75 
Inductionsapparate, von denen der eine nur mit dem Drüsenaste des 
N. lingualis, der andere nur mit dem Halstheile des Sympathicus 
durch seinen Reizträger in Berührung ist. 
Als Reizträger empfehlen sich bier (wie überall, wo es sich um 
eine möglichst isolirte elektrische Reizung lebender Nerven handelt) 
jene einfachen Apparate, welche neuerlich in Ludwig’s Laborato- 
rium gebraucht werden. 
Sie bestehen aus zwei Platindrähten, die auf einer biegsamen, 
nicht leitenden, bandartigen Unterlage befestigt, bequem durch ange- 
löthete durchbohrte Kupfereylinder mit den Leitungsdrähten des In- 
ductionsapparates in Verbindung zu setzen sind. Sie haben den 
grossen Vortheil, dass sie leicht unter dem eine kurze Strecke weit 
frei präparirten Nerven durchgesteckt, dann umgebogen und sammt 
dem von ihnen umgriffenen Nerven in die Tiefe der Wunde, welche 
man schliesslich zunäht, zurückgeschoben werden können, so dass 
die Nerven, vor schädlichen äusseren Einflüssen geschützt, unter mög- 
lichst günstigen Bedingungen sich befinden, stundenlang ihre Erreg- 
barkeit bewahren und unverrückt in der Oese zwischen den Platin- 
drähten ruhen. 
Behufs der raschen beliebigen Unterbrechung der Wirkung der 
Inductionsapparate habe ich nach Pflüger’s Vorgang Nebenschlies- 
sungen aus dickem Kupferdrath angebracht. 
Die mit Glaspapier blank geriebenen Köpfe der Schrauben, 
welche die Leitungsdrühte an die Inductionsrolle befestigen, steckten 
nämlich in durchbohrten Korken und bildeten so den Boden kleiner 
mit Hg. gefüllter Näpfchen, die dann nach Belieben durch einen 
kurzen dicken Kupferdraht leitend verbunden werden konnten. 
Ich habe mich überzeugt, dass wenn die Enden des als Neben- 
schliessung gebrauchten Kupferdrathes in die Quecksilbernäpfehen 
tauchen, auch der empfindlichste Froschschenkel keine Spur von 
Wirkung in dem Kreise der Leitungsdrähte anzeigt, während dieselbe 
sofort in beliebiger Stärke eintritt, sobald man den Kupferdraht aus 
den Quecksilbernäpfehen heraushebt. 
