Einfacher Apparat zur Erwärmung und Abkühlung von Objeeten ete. 667 
kiels eingelöthet. Das frei abstehende Ende (i) desselben ist em- 
por und dann mit der Spitze nach unten gebogen, wodurch das 
Ausfliessen des in den Apparat gegossenen Wassers verhindert 
wird. 
Vor dem Gebrauch wird derselbe durch die grosse Oeffnung 
(g) zur Hälfte mit Wasser angefüllt und so gebogen, dass et- 
waige sich unter dem oberen aufgekitteten Deckglas befindenden 
Luftblasen in die höhere Abtheilung entweichen. Auf das Deck- 
glas bringen wir einen Tropfen schwacher Kochsalzlösung oder 
derjenigen Flüssigkeit, welche das Object aufzunehmen bestimmt 
ist, legen letzteres hinein, bedecken mit einem Deckglase, welches 
durch Deckglasstückchen gestützt wird, klemmen den Apparat auf 
dem Mikroskop so fest, dass wir das Object im Gesichtsfeld haben 
und erwärmen das Wasser durch eine unter das Metallrohr ge- 
stellte Spirituslampe. Ein in die kleinere Offnung (k) gesetztes 
Thermometer zeigt die Temperatur des Wassers an. Je nachdem 
die erwärmte Stelle des Metallrohrs näher oder entfernter dem 
Apparat liegt, steigt die Temperatur des Wassers schneller oder 
langsamer. Es ist leicht durch entsprechendes Verschieben der 
Lampe die Temperatur auf derselben Höhe zu erhalten. Unter 
das gebogene Ende des Rohrs setzt man ein Gläschen, da bei der 
Erwärmung des Rohrs etwas Wasser ausgestossen wird. 
Will man sehen, wie Abkühlung auf ein Object wirkt, so 
füllt man den Apparat zu einem Drittel mit Wasser von Stuben- 
wärme oder einer höheren Temperatur, legt das Object auf, klemmt 
den Apparat auf den Tisch des Mikroskopes fest und wirft durch 
die crosse Oeffnung (g) Eisstückchen hinein. Es gelingt die 
Temperatur bis auf +2R. herunterzubringen. 
