Neues Schnelleefrier-Microtom. 139 
Messer beschreibt. Die Länge der Schneide, die zum Schneiden 
einer Scheibe von gegebener Grösse gebraucht wird, kann also 
in einem hinlänglich weiten Spielraum verändert werden. Für 
sehärtete Präparate ist es besser das Messer so zu befestigen, 
dass ein guter Theil der Schneide gebraucht werden kann, um 
die Scheiben zu schneiden. Bei gefrorenen Geweben dagegen 
lassen sich gewöhnlich die feinsten Scheiben erlangen, wenn die 
Klinge des Rasiermessers das Gewebe nicht zu schräge durch- 
schneidet. 
Das zu schneidende Gewebe wird auf die Platte d gelegt, 
die durch das Drehen des gradirten Rades k gehoben oder gesenkt 
werden kann. Die untere Fläche der Platte d ist tief gefurcht, so 
dass diese parallelen Furchen bis auf ?/; mm der oberen Fläche 
eindringen. Die untere gefurchte Fläche dieser Platte d nun trifft 
der Aetherstaub aus dem Zerstäuber, der durch das Metallstäb- 
chen ? gehalten wird. Die Furchen der unteren Fläche der Platte d 
haben den Zweck die Verdunstungsfläche des Aethers zu ver- 
grössern, und gleichzeitig die Masse des Metalls zu vermindern, 
die zu erkälten ist, ehe das zu schneidende Gewebe gefrieren 
kann, ohne die nöthige Stärke und Festigkeit der Platte zu be- 
einträchtigen. Es ist nicht erforderlich hier noch weiter auf die 
mechanischen Einzelheiten dieses Instruments einzugehen, und ich 
wende mich daher jetzt zu der Weise seiner Anwendung. 
Die Platte auf welcher das Präparat gelegt wird, ist gross 
genug, um Scheiben von 4 bis 5 cm Länge und gegen 2!/; cm 
Breite schneiden zu lassen. Solche Scheiben jedoch sind von einer 
für die gewöhnlich gebrauchten Deekgläser unbequemen Grösse, 
und Scheiben von etwa 2cm im Quadrat sind im Allgemeinen 
gross genug für alle practischen Zwecke. Eine Scheibe des zu 
schneidenden Gewebes (in der Dieke von einigen mm) wird auf 
die Mitte der Platte gelegt, und sodann der Aetherstaub angewen- 
det, bis der untere Theil des Gewebes bis zur Dieke von ein, zwei 
oder drei mm je nach der gewünschten Anzahl von Scheiben ge- 
froren ist. Dies Gefrieren erfordert, wenn der Aether von einem 
geringen specifischen Gewicht ist, etwa eine Minute. Ich habe 
meistens Aether von 0,722 spez. Gew. angewendet, wiewohl ich 
mitunter, wenn kein besserer zu haben war, Aether von 0,727 spec. 
Gew. gebrauchen musste. Es dürfte kaum nöthig sein zu erwäh- 
nen, dass das Gefrieren um so rascher vor sich geht, je geringer 
