F. Decker: Ein neuer Schnittstrecker. 537 



Ein neuer Schnittstrecker. 



Von 



Dr. F. Decker, 



.Assistent am anatomischen Institut in Würzburff. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Ohne Kenntniss zu Laben von den in jüngster Zeit^) veröfFent- 

 lichten Apparaten, welche dazu dienen sollen, das Aufrollen mit 

 dem Mikrotome hergestellter Schnitte zu vermeiden, habe ich im 

 vorigen Sommer einen zu gleichem Zwecke bestimmten Apparat 

 construirt, welcher nach mehrfachen Verbesserungen nunmehr in 

 eine Form gebracht ist, in welcher er sich bei möglichster Ein- 

 fachheit vollkommen bewährt hat. 



Es mag vielleicht überflüssig erscheinen, mit diesem Apparat, 

 welcher dem von Andres, Gie^brecht und Mayer bekannt 

 gemachten in manchen Theilen ähnlich ist, an die Oeffeutlichkeit 

 zu treten; da aber Idee und Durchführung auf selbständiger Grund- 

 lage sich entwickelten, auch in der Verwendung einer drehbaren 

 Walze eine Verbesserung erblickt werden kann gegenüber den 

 bereits vorhandenen, erst später mir bekannt gewordenen Instru- 

 menten, so nehme ich keinen Anstand, die erwähnte Vorrichtung 

 bekannt zu geben, zumal sich auch bereits Andere durch eigene 

 Versuche von der Brauchbarkeit des Apparates überzeugt haben. 



Mein erster Versuch, dem oft so lästig empfundenen Uebel- 

 stande, dass sich mikroskopische Schnitte häufig in sehr engen 

 Windungen aufrollen, zu begegnen, war ein sehr primitiver. Es 

 wurde ein Pferdehaar an beiden Enden der Messerschneide mit 



1) F. E. Schulze: ,,Ein Schnittstrecker.'' Zool. Anzeiger. G. Jahr- 

 gang. 1883. pag. 100. 



A. Andres, W. Gies brecht und P. Mayer: ».Neuerungen in der 

 Schneidetechnik." Mittheilungen aus der zool. Station zu Neapel. IV. Bd. 

 pag. 429. 



