( «4) 



placé à la température de complète fusion du mercure, les deux points fixes 

 sont maintenus ; mais celui de la glace fondante = 4o degrés tétracenti- 

 grades; celui de la vapeur de l'eau bouillante sous 760 millimètres de mer- 

 cure = i4o degrés tétracentigrades ; et enfin le point d'ébullition du 

 mercure = 4oo degrés tétracentigrades. 



» L'échelle centigrade ne subit ainsi de modification que dans la position 

 de son zéro qui, descendant l\o degrés plus bas que le zéro, glace fondante, 

 permet d'observer toutes les températures inférieures à la glace fondante 

 que le mercure peut indiquer avant sa congélation, sans qu'il soit néces- 

 saire de recourir à aucun des signes positifs ou négatifs indispensables 

 aujourd'hui. 



» La valeur du degré centésimal se trouve donc rigoureusement main- 

 tenue, et il n'y a par conséquent rien à changer aux nombreuses applica- 

 tions du calcul et de l'observation dont ce degré est la base. 



» Les Tables qui suivent, donnent, d'une part, la comparaison de l'échelle 

 tétracentigrade avec les échelles centigrade, Réaumur et Fahrenheit, et, de 

 l'autre, celle de ces dernières échelles avec l'échelle tétracentigrade. Elles 

 font voir avec quelle facilité l'échelle tétracentigrade se substitue dans toute 

 son étendue aux échelles aujourd'hui en usage, et notamment à l'échelle cen- 

 tigrade, puisqu'il suffit d'ajouter le chiffre 4o, sans aucune fraction, à toutes 

 les indications supérieures au zéro de l'échelle centésimale (1). 



» Je mets sous les yeux de l'Académie, i° un thermomètre à mercure, 

 divisé sur tige, portant les 4°° degrés qui constituent l'échelle tétracen- 

 tigrade, avec une plaque métallique établissant le rapport avec chacune 

 des trois autres échelles ; i° un second thermomètre à mercure, divisé 

 sur tige, de 4oo degrés tétracentigrades, à échelle arbitraire; 3° un ther- 

 momètre à mercure, divisé sur tige, deoà i/jo degrés tétracentigrades, point 

 d'ébullition de l'eau ; enfin un autre thermomètre à mercure, divisé sur tige, 

 de o à 100 degrés tétracentigrades, qui constituent le thermomètre météo- 

 rologique proprement dit. 



(1) Pour éviter, en partie du moins, les causes d'erreur que j'ai indiquées, M. Babinet 

 faisait placer à côté du thermomètre centigrade un thermomètre Fahrenheit destiné à servir 

 de contrôle pour les observations de température inférieure au zéro glace fondante et qui 

 ne dépassait pas — i^ 00 ,^. Il reconnaît que le thermomètre à échelle tétracentigrade obvie 

 complètement à l'inconvénient d'employer ces deux instruments, puisqu'il ne laisse plus de 

 chance à l'erreur, et que son zéro descend d'ailleurs plus bas que le point où le zéro de 

 l'échelle Fahrenheit est lui-même insuffisant. 



