( 58. ) 



» L'appareil que- j'ai décrit, à ce sujet, le réfrartomètre n'a subi depuis 

 que peu de modifications : je rappellerai qu'il se compose d'une partie tu- 

 bulaire, Y illuminât eur, sur l'axe' de laquelle deux fils très-fins se croisent à 

 angle droit. Deux diaphragmes, d'ouverture très-petite, placés aux extré- 

 mités de 1'illumiria téur, ne livrent passage qu'à un mince faisceau lumi- 

 neux (*). Un cercle horizontal, au centre duquel sont fixées les substances 

 réfringentes, est destiné à mesurer les incidences. Enfin une lunette, faisant 

 fonction de microscope, portant au foyer de l'oculaire deux fils croisés très- 

 fins, se meut perpendiculairement à l'axe del'illuminateur; une vis micro- 

 métrique permet de mesurer la distance que parcourt son axe optique. 



» L'indice de réfraction ri est donné par la formule 



n = sin a i / 



2eC0Sa 



I + 



dans laquelle e, a, â représentent respectivement l'épaisseur du milieu, 

 l'incidence et le double du transport; cette quantité <? est donnée direc- 

 tement par l'instrument. 



» Au moyen d'une disposition très-simple, l'introduction d'un petit cercle 

 vertical, au centre du cercle des incidences, on peut facilement trouver le 

 sens de la prismaticité, souvent assez prononcée, que présentent les lames 

 réfringentes, sous de faibles épaisseurs, et en neutraliser l'influence sur le 

 transport; ce qui permet de déterminer avec exactitude l'indice de sem- 

 blables lames. 



» M. Laugier a calculé parce moyen les indices de quelques lames assez 

 minces : l'une d'elles n'avait pas plus de o mm ,o,i7 d'épaisseur; les nombres 

 obtenus ont servi à vérifier quelques mesures photométriqnes prises par 

 M. Arago. 



» On peut exprimer d'une manière générale le degré d'approximation 

 des résultats : dans le cas le plus défavorable, où les erreurs provenant de 

 la mesure des épaisseurs et de celle du transport s'ajouteraient, on trouve 

 que, si l'on opérait sous l'incidence de 5o degrés, sur une plaque d'un mil- 

 limètre d'épaisseur environ, l'indice, somme faite des erreurs partielles, ne 

 serait pas faussé de o,oo/j 



(*) La lentille que portait autrefois l'illuminateur a été supprimée ; on y supplée, lorsqu'on 

 se sert d'une lumière artificielle, par une lentille extérieure qu'on approche ou qu'on éloigne, 

 à volonté, de la source lumineuse. Lorsqu'on emploie la lumière du spectre, cette lentille 

 est inutile. 



C. R., i855, 2™ Semestre. (T. XLl, N° 16.) . 78 



