( 582 ) 



» Pour comparer les résultats obtenus par la méthode du transport avec 

 ceux que donne la méthode ordinaire, j'ai fait tailler une plaque de verre 

 de Saint-Gobain, vers l'une de ses extrémités, en forme de prisme; les in- 

 dices calculés par les deux méthodes, pour les sept principales raies du 

 spectre, se sont parfaitement accordés et ont donné, pour dispersion to- 

 tale, 0,010,55, au lieu de 0,07473, nombre trouvé par un autre observa- 

 teur (*). 



» L'exactitude des résultats est ici subordonnée à celle des indications de 

 la vis de l'instrument : par le procédé suivant, on n'a pas à se préoccuper 

 des indications de cette partie de l'appareil. 



» Deuxième méthode. — On dispose, dans rilluminateur, un micro- 

 mètre formé d'une lame de verre divisée en dixièmes de millimètre, de telle 

 sorte que, les divisions étant verticales et celle du milieu se trouvant sur 

 l'axe optique de l'instrument, toutes les divisions soient éclairées par le fais- 

 ceau incident : après avoir fixé la lame réfringente; sur le support, à la ma- 

 nière ordinaire, on la fait tourner d'un angle a, tel, que la n' eme division à 

 droite de la ligne centrale soit amenée à coïncider avec les fils de la lu- 

 nette, puis d'un angle — a,, de manière à amener en coïncidence la n' c " u 

 division de gauche : on répète les observations pour les cadrans opposés ; 

 la moyenne de ces angles donne la valeur de l'angle a qui correspond au 

 transport des divisions micrométriques. 



» On détermine de la même manière, pour le même transport, la valeur 

 de a' relative à une nouvelle lame dont l'indice n' est connu; en joignant 

 à ces valeurs celles des épaisseurs des lames, on a tous les éléments néces- 

 saires pour calculer l'indice, au moyen de la formule 



J(i— P)' sin'a -+- cos'a 

 n = -^ ■ ^— -.» 



en posant, 



e sin a ^ ~ J n 'i 



» Les épaisseurs n'entrant dans ces formules que par leur -rapport, on 

 est dispensé d'employer dans leur mesure la vis de l'instrument. 



» Ce second moyen serait très-commode pour déterminer les indices de 

 réfraction des liquides : on les renfermerait dans une cuve à faces parallèles 

 dont la profondeur resterait sensiblement invariable; on n'aurait alors à 



([) Voir le Traité de Physique de M. Pouillef, 6" édition, t. II, p. 3i2. 



