( 7*6) 

 on achève de rendre chaque série très-plane et bien dressée elle-même. On 

 visite à la loupe les extrémités de chaque couple qu'on corrige et qu'on 

 achève à la lime. On place ensuite avec la symétrie convenable, l'une contre 

 l'autre, ces séries qu'on a eu soin de chauffer légèrement, le mastic permet 

 l'adhérence, et il ne restera plus que les couples extrêmes à relier. Pour 

 cela, on a soin que chaque série soit terminée par un bismuth, et au moyen 

 d'une agrafe convenablement faite en fer-blanc, on relie la feuillure de l'un 

 des bismuths avec la feuillure opposée du bismuth voisin. Il est bien en- 

 tendu qu'on interpose toujours et partout, pour éviter les contacts dange- 

 reux, du mastic dont il a été parlé plus haut ; et on soude chacune de ces 

 agrafes de la même manière qu'on a pratiqué pour chaque couple. La der- 

 nière agrafe de chaque côté présentera les pôles, qu'on fait arriver au point 

 demandé par Ja forme et les exigences de la pile. Sur lui on soudera la tige- 

 cylindrique qui devra recevoir l'oreille des fils destinés à relier l'appareil 

 au galvanomètre. J'ai essayé un grand nombre de formes différentes à don- 

 ner à la lamelle de fer-blanc, au point où elle se soude avec le bismuth : je 

 me suis arrêté à celle que j'ai décrite, elle donne les résultats les plus satis- 

 faisants. 



» Voici, en résumé, les avantages obtenus : 



» i°. La construction de la pile est incomparablement plus simple et plus 

 facile que celle faite avec des prismes d'antimoine; 



« 2 . L'écrouissage d'une extrémité de la lame de fer-blanc augmente sa 

 sensibilité, et la pile alors rivalise avec celle de Melloni , et ce n'est pas 

 son seul avantage ; 



» 3°. Le peu d'épaisseur du fer-blanc diminue considérablement la masse 

 métallique, permet , sous un volume donné, d'avoir un beaucoup plus 

 grand nombre de couples, et fournit ainsi une sensibilité extrême; 



» 4°- Etifio on est assuré que la réaction thermo-électrique des deux 

 métaux n'est pas gênée et troublée par la présence et l'interposition variable 

 des métaux étrangers que la soudure apporte. » 



photographie sur papier. — Description d'un procédé au moyen duquel 

 chaque artiste peut obtenir lui-même, et autant de jois qu'il le veut, la 

 reproduction d'un dessin ; par M. Eknest Bastien. (Présenté par 

 M. Chevreul.) 



« J'étends sur une plaque de verre une mince couche de blanc de plomb 

 sur laquelle je trace avec une pointe ou un burin le dessin que je veux 

 reproduire : la pointe enlevant le blanc de plomb et mettant ainsi le verre 

 à nu partout où elle passe, chaque trait ressort en noir si j'ai eu soin de 



